390 ANALYSE DES SUBSTANCES MINÉRALES 



lement remplie à moitié d'acide sulfurkjue et à la même dis- 

 tance du bec Bunsen; cette fiole contient un thermomètre plon- 

 geant dans l'acide sulfurique et permettant de connaître la 

 température des deux fioles. 



La fluorure de silicium dégagé est emporté par un courant 

 d'air rendu absolument sec et exempt d'anhydride carbonique 

 et de poussières atmosphériques, grâce à trois tubes placés en 

 avant de la fiole d'attaque, l'un à acide sulfurique, le second 

 à chaux sodée entre tampons de coton, le troisième à frag- 

 ments de verre mouillés d'acide sulfurique concentré. Si la 

 substance n'était pas absolument exempte de carbonates, il 

 faudrait la traiter d'avance par l'acide acétique étendu. 



Le courant gazeux arrive dans deux tubes en U; le premier 

 est un tube vide, le second contient du chlorure de calcium 

 fondu dans une branche et de la ponce imprégnée de sulfate de 

 cuivre anhydre dans l'autre, pour retenir les vapeurs d'acide 

 sulfurique et celles de l'acide chlorhydrique, que les premières 

 pourraient dégager en agissant sur le chlorure de calcium 

 anhydre. 



A la suite sont placés trois autres tubes en U, destinés à 

 absorber le fluorure de silicium et, pour cela, exactementtarés. 

 Le premier contient de la ponce imbibée d'eau, de la chaux 

 sodée et du chlorure de calcium fondu, séparés par des tam- 

 pons de coton, et pèse de 40 à 50 grammes; le second est rempli 

 moitié de chaux sodée, moitié de chlorure de calcium ; le troi- 

 sième a pour but d'achever de retenir l'eau et a sa courbure 

 garnie de fragments de verre mouillés d'acide sulfurique. On 

 arrive ainsi à arrêter tout le tluorure de silicium en le décom- 

 posant, et à retenir également l'eau entrainée et l'acide carbo- 

 nique qui pourrait résulter de l'action de l'acide hydrolluosili- 

 cique sur la chaux sodée. 



L'air sec s'échappe à travers un tube en U non pesé, conte- 

 nant du chlorure de calcium et de la chaux sodée, destiné à 

 empêcher de ce côté toute introduction de gaz carbonique et 

 d'humidité. 



L'augmentation de poids des trois tubes pesés ensemble 



