FLUOR 391 



avant et après l'opération fait connaître le poids du fluorure 

 de silicium dégage' de la fiole d'attaque et converti par le 

 contact de l'eau en silice et acide hydrolluosilicique. 



Une légère cause d'erreur peut provenir de ce que l'air sor- 

 tant de l'acide sulfurique chauffé à 150 ou 160° agit sur les 

 tuyaux de caoutchouc, bien que très courts, et produit un peu 

 d'acide sulfureux et d'acide carbonique. Frésénius établit une 

 correction en retranchant de l'augmentation de poids 1 mil- 

 ligramme pour chaque heure de durée de l'opération. Il estime 

 que, moyennant cette correction, les résultats ne s'écartent pas 

 de la vérité de plus de quelques milligrammes. 



Dosage g azomé trique du fluorure de silicium. — Félix OEttel l 

 a eu l'idée de déterminer le fluorure de silicium dégagé d'après son 

 volume gazeux mesuré sur le mercure et dans un tube bien sec. 

 Il a fait remarquer lui-même que son appareil, appelé fluoro- 

 mslre, présente quelque analogie avec l'appareil de Scheibler 

 pour le dosage gazométrique de l'anhydride carbonique. 



Cet appareil (fig. 68) se compose d'un vase à dégagement A, 

 d'une burette graduée B pour mesurer le gaz et d'un tube de 

 niveau C, communiquant avec le précédent par un tuyau de 

 caoutchouc rempli de mercure. 



La fermeture des tubes se fait non pas par des bouchons en 

 liège ou en caoutchouc, qui pourraient être altérés et donner 

 lieu à des erreurs, mais par des bouchons en verre avec du mer- 

 cure pour assurer une étanchéité parfaite. 



Le vase À se compose d'un petit ballon de 100 centimètres 

 cubes environ de capacité portant un tube de verre avec un 

 petit entonnoir et un bouchon àl'émeri c (fig. 69), dont la fer- 

 meture est complétée par un peu de mercure ; un tube recourbé 

 d partant du milieu du tube b et s'ajuste au fond de l'enton- 

 noir qui surmonte la burette graduée, également avec joint au 

 mercure. La burette a 150 centimètres cubes; elle est divisée 

 en cinquièmes de centimètre cube. Le zéro de l'échelle est 



l.Zeitsch. f.andlyt. Chemie, 1886, XXV, p. 505; — Dictionnaire de chimie de 

 Wurtz, 2 8 supplément, p. 183. 



