FLUOR 



:95 



plonger dans l'acide, l'autre pour le tube de dégagement, qui 

 est plusieurs fois coudé et muni d'ampoules vides, deslinées à 

 retenir les vapeurs ou les gouttelettes d'acide sulfurique, qui 

 pourraient être entraînées par le courant de gaz. 



Il importe que toutes les parties de l'appareil soient parfai- 

 tement sèches, pour qu'il ne puisse y avoir aucune décomposi- 

 tion du fluorure de silicium gazeux. A cet efl'et, le ballon où se 

 fait l'attaque et les tubes placés à la suite doivent être laissés 

 à l'étuve jusqu'à ce qu'ils soient parfaitement secs. Les bou- 

 chons de caoutchouc sont séchésavecsoin, ainsi que les bouts 



de tuyaux, qui relient entre eux les tubes; ces tuyaux doivent être, 

 d'ailleurs, aussi courts que possible et, de préférence, en caout- 

 chouc non vulcanisé. 



Le flacon à précipitation C est un flacon à fond plat et à bords 

 droits, que l'on ferme bien exactement par un bouchon de caout- 

 chouc muni de deux ouvertures : l'une reçoit le tube d'arrivée 

 des gaz, l'autre un tube coudé que l'on met en communication 

 avec un aspirateur (gazomètre, flacon de Mariotte ou trompe, 

 avec robinet permettant dérégler à volonté le courant gazeux). 



Le flacon a 60 centimètres cubes environ de capacité [ficj. 71). 

 On y verse d'abord 10 centimètres cubes de mercure, bien pur 

 et sec. et plus tard 20 centimètres cubes d'une solution de 

 fluorure de potassium à 20 ou 25 0/0. Le mercure a pour but 

 d'empêcher le contact du tube d'arrivée du gaz avec la solution, 

 afin d'éviter l'obstruction accidentelle du tube par suite de la 

 formation de silice ou de fluosilicate, résultant de la transforma- 

 tion du fluorure de silicium au contact de la solution aqueuse. 



