SchwarzschiLp: Über Spectrographenobjective. 1221 
Die beim Spektrographenobjektiv in Fortfall kommenden Bedin- 
gungen sind die folgenden beiden. Das Spektrographenobjektiv braucht 
erstens nieht achromatisch zu sein. Man kann auch mit einem, 
sonst geeignet konstruierten, nieht achromatisierten Objektiv eine völlig 
scharfe Abbildung des Spektrums erhalten, wenn man nur die Platte 
geeignet gegen die Achse der Kamera neigt. Zweitens brauchen Spektro- 
graphenobjekte auch nicht astigmatisch zu sein. Die Fläche, auf 
weleher das tangentiale Bild zu liegen kommt, muß zwar mit der 
photographischen Platte zur Deckung gebracht werden. Wenn aber 
dabei Astigmatismus besteht, so daß das sagittale Bild nicht mit dem 
tangentialen zusammenfällt, so bewirkt dies nur eine Verbreiterung 
des Spektrums parallel zum Spalt, die, wenn sie nicht erheblich ist, 
sogar erwünscht sein kann. 
Der Gedanke, die Achromasie fortzulassen, ist für Sternspektro- 
graphen zuerst von Hrn. J. Harrnasn benutzt worden‘. Auf seine An- 
regung ist von der Firma Zeiß für den Spektrographen III des Pots- 
damer Observatoriums ein »Chromat« konstruiert worden. Derselbe 
besteht aus 2 Linsen vom selben Material wie die Prismen des Spek- 
trographen. Der Chromat leistet beim Öffnungsverhältnis 1: 12.5 Vor- 
zügliches, ist aber wegen der kleinen erforderlichen Krümmungsradien 
der Linsenflächen für große Öffnungsverhältnisse nicht brauchbar. Sonst 
sind in bezug auf Objektive, welehe die Achromasie fortlassen, nur 
einige interessante Angaben des Hrn. Praskerr” über Neukonstruktionen 
der Firmen Brashear und Roß bekannt geworden. Aber auch von 
diesen scheint keine das Öffnungsverhältnis 1 :4.5 ZU erreichen. Wie 
weit die astigmatische Bedingung bei der Konstruktion aller dieser 
Objektive freigegeben worden ist, ist nicht ersichtlich. 
Als sich daher für das Potsdamer Observatorium das Bedürfnis 
nach einem lichtstärkeren Spektrographenobjektiv ergeben hatte, stellte 
ich mir zur Aufgabe, auf Grund der Theorie der Fehler 3. Ordnung 
von Linsensystemen ein derartiges Objektiv zu suchen. Die Über- 
legungen und Rechnungen, welehe ich zu diesem Zweck ausgeführt 
habe, sind im folgenden dargestellt. Da es mir darauf ankam, mög- 
lichst bald zu einer praktischen Lösung ZU gelangen, sind nicht alle 
Möglichkeiten bis zu Ende durchdacht. Aber die erheblichen Umwege, 
die ich gemacht habe, sind kurz bezeichnet, denn sie helfen das Problem 
charakterisieren, wenn sie ein erfahrener Optiker vielleicht auch von 
vornherein vermieden hätte. i 
Die Theorie der Fehler dritter Ordnung liefert keine völlige Ent- 
scheidung über die Güte einer Objektivform, da sie die praktisch oft 
! Zeitschrift für Instrumentenkunde. 1904. S. 257. ar 
® Report of the Chief Astronomer. 1909- Appendix Ne.2. Own IOE EFT" 
