SCHWARZScHILD: Über Spectrographenobjective. 1227 
j i I ; 
für ı Prisma: — = 1.17 18.3377, 
fr 
. 1 
für 3 Prismen: — = 0.78 Em 125. 
fı 
Da eine Neigung von 34° schon bedenklich sein kann, empfiehlt 
es sich, in Verbindung mit einem Prisma ein Objektiv aus einer 
andern weniger dispergierenden Glassorte zu benutzen, wobei eine ge- 
ringere Plattenneigung resultiert. In Verbindung mit dem Jenenser 
Glas 0.102, aus dem die Prismen des Spektrographen III bestehen, 
könnte man beispielsweise das Jenenser Glas 0.3832 benutzen. Die 
Normalfarbe für Spektrograph III entspricht der Frauxnorerschen Linie 
G@ (Hy). Für diese Linie hat 0.3832 den Brechungsindex 1.57. Für 
die Frausnorerschen Linien C und F gibt die Jenenser Glasliste folgende 
Änderungen des Brechungsexponenten gegen die Normalfarbe: 
C-@ F-G6' 
Prismenglas 0.102: An = — 0.03099 = — 0.01180 
Linsenglas 0.3832: An’ = — 0.01254 An’ = — 0.00448 . 
Aus diesen Zahlen folgt die Beziehung: 
An’ = 0.366 An — ı.19An’. 
Es gilt also in Formel (5) 
1,.=036 %,=-—1.19. ei 
Für ein sehr dünnes Linsensystem aus dem Glas 0.3832 hat man ferner: 
‚=c=175, Be —_——3}1. 
Damit liefern die Formeln (6), I und II: 
I = 
— =1.35, i= 16°1. 
Man erhält also in der Tat eine praktisch zulässige Neigung der Platte. 
Was die in den drei vorstehenden Beispielen gefundenen Bild- 
wölbungen = angeht, die zur Ebnung des Spektrums erforderlich 
Sind, so ködnen dieselben durch ein einzelnes dünnes Linsensystem 
nie erzielt werden. Denn die tangentiale Bildwölbung . eines dünnen 
Systems aus Glas vom Brechungsexponenten n hat stets den Betrag 
3+— oder ungefähr 3.7, ist also sehr viel stärker als die hier er- 
forderlichen Werte. Man braucht daher notwendig ein Objektiv aus 
Wenigstens zwei dünnen Teilsystemen, die sich in größerem Abstand d 
