SchwarzscuiLp: Über Speetrographenobjective. 1239 
Blendenaufnahmen hat sich das bestätigt. Doch ist der Überschuß 
praktisch von keiner Bedeutung. In beistehender Figur ist Abszisse 
die Abmessung auf der (um etwa 15° geneigten) Platte, Ordinate die 
Entfernung (in Richtung nach dem Objektiv) der tangentialen Bild- 
Fig. 2. 
RR ER +0.05 mm 
nn 
Sesliicheer 0.00 
R -0.05 
Io | 20 ; 30 ; 40 mm 
Hy H3 Hs 
fläche von der Platte. Die einzelnen Punkte entsprechen den ge- 
messenen Linien des Eisenspektrums. Man erkennt die Krümmung 
der Bildfläche, sieht aber zugleich, daß dieselbe auf der vermessenen 
Strecke nur um wenige hundertstel Millimeter von einer mittleren 
Einstellungsebene abweicht. 
Direkte Spektralaufnahmen haben ergeben, daß das Objektiv das 
ganze von dem Prismensystem durchgelassene Licht zwischen den 
Wellenlängen 3850 A. E. und 5600 A. E. scharf abbildet, wobei aller- 
dings zu beachten ist, daß das Prismensystem schon bei etwa 4100 A.E. 
und 4500 A.E. zu vignettieren beginnt und die Schärfe in den äußeren 
Spektralgebieten daher zum Teil auf Rechnung der Verengerung der 
Strahlenkegel zu setzen ist. Jedenfalls wird mit Hilfe des Objektivs 
alles geleistet, was mit dem gegebenen Prismensystem überhaupt zu 
erreichen ist. 
$ 10. Das Gesamtresultat der im vorstehenden geschilderten Ar- 
beiten war also zunächst ein gutes Objektiv vom Öffnungsverhältnis 
1:4.5 für den Spektrographen III des Potsdamer Observatoriums. In- 
dessen dürfte es nach den mitgeteilten Zahlen nicht schwer sein, das 
Öffnungsverhältnis bis zum Betrag I: 
steigern. Ferner wird man dureh Verwendung einer schwach disper- 
gierenden Glassorte nach demselben Typus auch Objektive für Ein- 
prismenspektrographen konstruieren können. Es scheint daher dem 
gefundenen Typus des Spektrographenobjektivs ein weiter Anwendungs- 
bereich offenzustehen. 
3.5 oder noch etwas weiter zu 
Ausgegeben am 9. Januar 1913. 
