290 Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe vom 13. März 1913. 
wohl aber in magnetischen Variationshäusern, wie z. B. dem bei 
Potsdam. Da jedoch in diesen die Temperatur künstlich möglichst 
konstant gehalten wird, trifft die eingangs gemachte Voraussetzung 
des gleich häufigen Vorkommens der einzelnen Zehntel nicht zu. Ich 
habe deshalb die Beobachtungen an Stationsbarometern, deren Nonius 
unmittelbar Zehntelmillimeter abzulesen gestattet, zur Prüfung heran- 
gezogen. 
Die Auszählungen bei Celle und Wasserleben (s. Tabelle und 
Figur 2) ergaben in der Tat sehr geringe Schwankungen in den 
Häufigkeitswerten der einzelnen Zehntel', die wahrscheinlich auf per- 
sönliche Fehler zurückzuführen sind. Denn diese treten fast überall 
auf und interferieren mit den eigentlichen Sehätzungsfehlern. So 
meiden manche Beobachter -—— vgl. in der Tabelle die Werte vom 
Brocken 1904— 1910, wo kein Wechsel des Beobachters stattfand — 
die Null, offenbar damit es nicht so aussähe, als ob sie die Ablesung 
nur auf ganze Grade, also nicht genau genug, gemacht hätten. Die 
benachbarten Zehntel ı und 9 treten dann stärker hervor. Auch bei der 
Schneekoppe bleibt die Häufigkeit von oO etwas hinter der von I zu- 
rück. Diese Momente müssen neben der Größe des Schätzungs- 
quotienten mit in Betracht gezogen werden, wenn man die Genauig- 
keit der Ablesungen beurteilen will. 
Bei den in !/,° geteilten Thermometern, wie sie auf den Stationen 
III. Ordnung gebraucht werden, sowie bei den ebenso geteilten Maximum- 
thermometern” treten ganz andere Schätzungsfehler auf, die sich im 
wesentlichen in drei verschiedene Typen einordnen lassen. Der erste 
zeigt zwei deutliche Maxima der Häufigkeit bei o und 5 Zehntel, die 
durch Minima gewöhnlich bei 3 und 7 getrennt sind (vgl. Fig. 2). 
Der zweite Typus weist im Gegenteil für 0 und 5 niedrige und für 
die zwischenfolgenden Zehntel hohe Häufigkeitswerte auf. Beim 
dritten Typus werden die Zehntel © und 5 vermieden und die beider- 
seitigen Nachbarzehntel ı u.9 bzw. 4u. 6 bevorzugt, so daß vier Maxima 
und vier Minima entstehen. Dabei scheint es keinen Unterschied aus- 
zumachen, ob das 12 °-Thermometer vertikal hängt oder, wie das 
Maximumthermometer, horizontal liegt, obwohl das Auge ein horizon- 
tales Intervall besser überblicken und durchmessen kann. 
Beim ersten Typus dieser Schätzungsfehler tritt der Einfluß der 
Teilung deutlich hervor, während beim zweiten und dritten das Be 
! Das Verhältnis der ungeraden zu den geraden Zehnteln ist bei den 3 Reihen 
von Celle 1.04. 1.01, 1.03 und bei Wasserleben 1.07. 
? Die gleichfalls in '/,° geteilten Minimumthermometer wurden nicht in Betracht 
gezogen, weil es Alkoholthermometer sind, die sich nicht so genau ablesen lassen wie 
Quecksilberthermometer. 
