Rurens: Messungen im langwelligen Speetrum. 515 
1. Versuchsanordnung und Ergebnisse früherer Messungen. 
Als Strahlungsquelle diente entweder ein Auerbrenner' oder ein 
schwarzer Körper. Der letztere ist in Fig. ı angedeutet und mit A be- 
zeichnet. Er befand sich hinter einem durch strömendes Wasser ge- 
kühlten Diaphragma B, und vor diesem war ein Steinsalzschirm C 
angebracht. Durch Verschiebung dieses Schirmes wurde der langwelligen 
Strahlung der Durchgang durch die Quarzplatten D des Interferometers 
und der Eintritt in den Kasten X ermöglicht, welcher die vier reflek- 
tierende Platten /,, f,, /, und f, aus der untersuchten Substanz enthielt. 
Drei von diesen Platten (/,, f, und /,) waren mit ebenen Oberflächen 
versehen, die vierte dagegen f, als Hohlspiegel mit solcher Krümmung 
geschliffen, daß auf der temperaturempfindlichen Lötstelle Z, des Mikro- 
radiometers M ein reelles Bild des Diaphragmas B entstand. Den Boden 
des Kastens X bildete eine rechteckige Marmorplatte. Auf diese konnte 
ein parallelepipedischer Helm aus Eisenblech luftdicht schließend auf- 
gesetzt werden. Zu diesem Zwecke war die Marmortafel an ihrem 
DS ee ie 
Üs gelangten zwei Formen des Auerbrenners zur Anwendung. Der Brenner 
Nr. I mit aufrechtstehendem Glühstrumpf ist der nämliche, welcher bei den früheren 
Reststrahlenversuchen (H. Rusens und H. HorınAser, diese Berichte, 1910) als Licht- 
quelle gedient hatte. Der mit Nr. II bezeichnete Brenner ist dagegen ein Invert-C- 
Brenner der Firma Julius Pintsch. Dieser Brenner wurde bei den Versuchen mit 
der Quarzlinsenanordnung (H. Rusens und R. W. Woon, diese Berichte, 1910) zuerst 
für langwellige Strahlung verwendet. Er ist relativ reicher an Strahlung von großer 
Wellenlänge als der Brenner mit aufrechtem Strumpfe, insbesondere gilt dies für die 
0 vertikaler Richtung von dem Invertbrenner ausgesandte Strahlung, zu welcher der 
. als Brennerkopf dienende glühende Schamottezylinder einen verhältnismäßig großen 
Anteil liefert, ; 
