516 Gesammtsitzung v. 5. Juni 1913. — Mitth. d. phys.-math. Cl. v. 13. Febr. 
Rande mit einer ı cm breiten, 1.5 em tiefen Quecksilberrinne versehen, 
in welche der Eisenhelm genau hineinpaßte. Hierdurch wurde ein luft- 
dichter Verschluß gewährleistet, ohne daß das Öffnen des Kastens Unbe- 
quemlichkeiten bereitete. In die Seitenwände des Helms waren vier 
Messingröhren G@,, @,, R, und R, eingesetzt. G, und G, besaßen 7 cm 
lichte Weite und waren an den Enden durch 0.75 mm dicke Quarz- 
platten P, und P, geschlossen. Die Länge dieser Röhren war so be- 
messen, daß die Verschlußplatte P, von dem Interferometer D, die Ver- 
schlußplatte P, von dem Quarzfenster F des Mikroradiometers M nur 
wenige Millimeter entfernt war. Die ı cm weiten Ansatzröhren KR, 
und R, dienten dazu, den Kasten Ä mit trockener Luft zu füllen. 
Die dichtschließende Glocke des Mikroradiometers blieb dauernd mit 
trockener Luft gefüllt. Das Interferometer ist früher! ausführlich be- 
schrieben worden, so daß hier die Einrichtung und Wirkungsweise 
des Instruments nur mit wenigen Worten angedeutet zu werden braucht. 
Eine dünne planparallele Luftschicht wird von 2 ebenen Quarzplatten 
begrenzt, von welchen die eine im Raume feststeht, die andere auf dem 
Schlitten einer Teilmaschine angebracht ist. Durch Drehen der Teil- 
maschine wird der Abstand der Quarzplatten bzw. die Dicke der da- 
zwischen befindlichen Luftschicht geändert. Wird das Interferometer 
in den Strahlengang eingeschaltet, die beiden Quarzplatten zur Be- 
rührung gebracht und dann allmählich die Dieke der Luftschicht ver- 
größert, so zeigen die beobachteten Ausschläge periodische Schwan- 
kungen’. Maxima ergeben sich, wenn die Dieke der Luftschicht gleich 
Null oder gleich einem ganzzahligen Vielfachen der halben Wellenlänge 
ist. Minima dagegen erhält man, wenn die Luftplattendicke einem un- 
gradzahligen Vielfachen der Viertelwellenlänge gleich ist. Trägt man die 
beobachteten Ausschläge als Funktion der Luftplattendicke auf, so ent- 
stehen ‚Kurven, mit Hilfe deren man die mittlere Wellenlänge der 
Strahlung aus der Lage der Maxima und Minima berechnen kann. 
Diese Kurven gestatten aber auch, ein Urteil über den Grad der In- 
homogenität der untersuchten Strahlung zu gewinnen. Ist die. beob- 
achtete Interferenzkurve einer gedämpften Sinuswelle ähnlich, so liefert, 
wie früher gezeigt worden ist’, die ihr entsprechende Resonanzkurve 
ein angenähertes Bild der Energieverteilung. Man setzt daher für 
die Strahlungsintensität 
! H. Rusens und H. Hortsaser, a. a. 0. 8. 27. 
?2 Ein Trommelteil der. Teilmaschine entspricht einer Verschiebung des Schlittens 
um 5.239. Die Dicke der Luftplatte wurde zwischen den Grenzen d=o und d=20# 
nicht nit Hilfe der Trommelablesung, sondern nach einer optischen Methode ‚durch 
 Abzählen von Interferenzstreifen ermittelt, weil die Trommelablesung erst von diesen 
ab zuverlässige Resultate lieferte (vgl. H. Ruwens und R. W. Woon, a. a. O. S. 126% 
° H. Rusens und H. Horınacer, a. a. O. 8. 37. a 
