542  Gesammtsitzung v. 5. Juni 1913. — Mitth. d. phys.-math. Cl. v. 13. Febr. 
zum Teil auf die selektive Absorption des Wasserdampfs zurückge- 
führt werden muß, welche an mehreren Stellen des Spektrums tiefe 
Einsenkungen der Energiekurve verursacht, so daß bei 90 u ein aus- 
geprägtes Maximum entsteht. Ein weiteres Maximum wird vermutlich 
in der Nähe von A= 115 u auftreten und ein drittes, wenn die ein- 
geschaltete Quarzschicht nicht zu dick ist, etwa bei 74 u. Die mittlere 
Wellenlänge des gesamten Strahlenkomplexes kann daher nur aus 
der Lage des ersten Minimums der Interferenzkurve mit genügender 
Sicherheit abgeleitet werden, wie dies bereits in unserer früheren 
Arbeit geschehen ist. Der aus Reihe 23 sich ergebende Wert A = 106.6 u 
stimmt mit dem früher unter angenähert gleichen Bedingungen erhaltenen 
A= 108.2 u genügend überein. Dagegen ist der in gleicher Weise 
aus Reihe 24 abgeleitete Wert der mittleren Wellenlänge (A = 117 u) 
erheblich größer. Hieraus geht hervor, daß die Strahlung des Auer- 
brenners in dem hier in Betracht kommenden langwelligen Spektral- 
gebiet mit wachsender Wellenlänge schneller abnimmt als diejenige 
des schwarzen Körpers!. 
Wie schon hervorgehoben wurde, ist außer der selektiven Absorp- 
tion des Wasserdampfs auch diejenige des im Strahlengange befind- 
lichen Quarzes und die Art der Schwärzung des verwendeten Thermo- 
elements auf die beobachtete Energieverteilung von Einfluß. Daß bei 
den Versuchen mit Reststrahlen von Steinsalz, Sylvin und Bromkalium 
der Einfluß des Schwärzungsmittels nicht sehr stark hervortritt, geht 
daraus hervor, daß die mit dem neuen Mikroradiometer aufgenommenen 
Interferenzkurven mit den früher beobachteten ihrer Form nach fast 
genau übereinstimmen, obwohl das neue Instrument mit Natron wasser- 
glas, das alte mit Ruß geschwärzt ist. Um auch in dem jenseits 8ou 
gelegenen Spektralgebiet ein Urteil über den Einfluß des Schwärzungs- 
mittels zu gewinnen, wurde noch eine weitere Interferenzkurve der 
mittels Quarzlinsen isolierten, langwelligen Strahlung des Auerbrenners 
aufgenommen unter Benutzung eines Mikroradiometers, dessen Thermo- 
‘ Von dem verwendeten Invert-Auerbrenner erhält man mit der Quarzlinsen- 
anordnung eine um etwa 30 Prozent intensivere und merklich langwelligere Strahlung 
in vertikaler als in horizontaler Richtung. Der Grund liegt darin, daß der als Brenner- 
kopf dienende glühende Schamottezylinder für die nach unten austretenden Strahlen 
nahezu wie ein schwarzer Körper wirkt. 
Freilich ist auch bei dem neuen Instrument das als Schwärzungsmittel verwendete 
Natronwasserglas mit einem Zusatz von Ruß versehen, welcher als Bindemittel dient 
und das sonst leicht eintretende Absplittern des Natronsilikats verhindert. In dem 
hier betrachteten Spektralbereich liefert Jedoch der Rußzusatz nur einen sehr geringen 
Beitrag zur Schwärzung, weil, wie ich mich überzeugt habe, die Empfindlichkeit des 
Instruments ungefähr dieselbe bleibt, wenn die Schwärzung durch Natronwassergas 
ohne Rußzusatz erfolgt. Schwärzung durch Ruß allein liefert eine zwei- bis dreiml 
geringere Empfindlichkeit. Ä a. 
