Srruve: Prüfung der Uhrwerke an den Äquatorealen usw. 655 
Prüfung der Uhrwerke an den Äquatorealen 
der Babelsberger Sternwarte. 
Von H. Struve. 
(Vorgelegt am 25. April 1918 [s. oben S.431].) 
Dh: Aufstellung der neuen kquatöreale as Babelsberger Sternwarte 
hat neben einigen andern Inst 1 auch zu einer 
genaueren Prüfung der treibenden Uhrwerke Anlaß gegeben, welche 
"im Hinblick auf die Bedeutung, die eine gute Nachführung des Fern- 
rohrs sowohl für photographische Aufnahmen wie auch für die Ge- 
nauigkeit von Mikrometermessungen besitzt, ein gewisses Interesse 
beanspruchen darf. Die nachfolgenden Untersuchungen beziehen sich 
erstens auf den neuen großen Refraktor von Zeiß (65 em Öffnung, 
10.4 m Brennweite), zweitens auf den Astrographen von Toepfer (photo- 
graphisches Objektiv 40 em, visuelles Objektiv 30 cm, 5.4 m Brenn- 
weite), denen außerdem einige frühere Beobachtußgen über den Gang 
des Uhrwerks des Königsberger Refraktors von Repsold (32.5 em Öf- 
nung, 4.8 m Brennweite) hinzugefügt worden sind. Eine ähnliche Prü- 
fung hatte ich schon vor längerer Zeit auf der Pulkowaer Sternwarte 
am Uhrwerk des großen 30-zölligen Refraktors von Repsold angestellt, 
_ welches einen sehr gleichförmigen Gang besaß und nur selten be- 
richtigt zu werden brauchte. Doch stehen mir die damals erlangten 
Ergebnisse, außer den schon in der Festschrift der Pulkowaer Stern- 
warte (1889) über den Isochronismus des Repsoldschen ee 
mitgeteilten Angaben, nieht mehr zu Gebote. 
| Die Regulierung des Uhrwerks des hiesigen Gh Rehräktöre er- 
folgt auf sehr sinnreiche Weise dureh einen Reibungsregulator, der 
mit vier Zentrifugalkugeln und zwei vertikalen an der Drehung teil- 
7, 
1 Letztere wirken dem Druck. der Zent Ei 
8 dazu, den Regulator astatisch zu machen, was durch zwei 
beschleunigen oder verlangsamen. ‚Aueh kann er, automatisch er ee 
un elastischen Spannfedern (federnden ‚Stahlplatten) versehe i - | a 
is .n entgegen und Ban 
Spannrollen erreicht wird, welche die elastische Kraft der Federn z Ss 
ach der Zentrifugalkraft der Kugeln abstimmen. lassen. Durch Ver- a 
stellen der Spannrollen in Höhe läßt sich der Gang des Uhrwerks m 
