- 
656 Gesamtsitzung v. 27. Juni 1918. — Mitt. d. phys.-math. Klasse v. 25. April 
die Sekundenkontrolle geschehen, die durch Einschalten eines Uhren- 
relais den Gang des Uhrwerks genau nach einer Sternzeituhr oder 
einer beliebigen andern Zeit reguliert. Damit die letztere, welche bei 
‘ Mikrometermessungen und photographischen Aufnahmen jetzt aus- 
schließlich angewandt wird, in Wirksamkeit treten kann, muß das Uhr- 
werk auf einen etwas zu raschen Gang eingestellt werden. Doch darf 
der Unterschied gegen den normalen Gang ohne Kontrolle die Ge- 
schwindigkeitsgrenzen !/4o bis !/30 nieht übersteigen. 
Das Uhrwerk, welbles an der Wand des Turms unter der IHebe- 
bühne aufgestellt ist, überträgt seine Bewegung durch eine längs des 
Fußbodens und weiter durch. die Säule geführte Antriebswelle auf 
die Uhrschraube, welche aus zwei miteinander verkuppelten Schnecken 
besteht, die den Uhrkreis gleichzeitig an zwei diametral gegenüber- 
liegenden Stellen angreifen. Die Übertragung von der Antriebswelle 
auf die Schnecken der Uhrschraube geschieht durch zwei kleinere 
vertikale Schnecken. Die Umdrehungszeit der Uhrsehraube beträgt 
5 Minuten, diejenige der Übertragungsschneeken 20 Sekunden, der 
Antriebswelle 3 Sekunden. 
Die Uhrbewegung des Toepferschen Astrographen wird dureh ein 
Uhrwerk mit Schleifregulator bewirkt, welches im wesentlichen: die 
_ Einrichtung der bekannten Grubbschen Uhrwerke erhalten hat. Auch 
die Sekundenkontrolle zur automatischen Regulierung der Nachführung 
ist ganz ähnlich eingerichtet wie bei den Grubbschen Äquatorealen. 
Der wesentliche Unterschied gegen die Einriehtung an unserm großen 
 Refraktor besteht einmal darin, daß hier kein könslesch dureh die 
n 2  Spannfedern stattfindet, sodann, daß die Sekundenregulierung hier an 
| der Uhrschraube erfolgt, während der Gang des Regulators dadureh 
‚nicht beeinflußt wird. Die Umdrehungszeit der Uhrschraube ist beim 
 Astrographen ziemlich genau eine Minute. 
Der Königsberger Refraktor,. dessen Uhrgänge weiterhin zum 
- Vergleich gegeben sind, ist mit dem- bekannten Repsoldschen Feder- 
 regulator versehen. Eine Sekundenkontrolle findet hier nicht statt. 
Die‘ Umdrehungszeit der Uhrsehraube beträgt 72 Sekunden. - 
Zur Prüfung der N Nachführung eines Fernrohrs durch das a 
Uhrwerk bietet sich ein ebenso einfaches wie sicheres Mittel im as 
# neterfaden dar, welches während einiger Zeit in kurzen Intervallen 
“ ortzusetzen ist und zweckmäßig in beiden Richtungen sowohl ‚im 
= ’arallel wie auch‘ senkrecht dazu geschieht. Die Änderungen . 
Sternorts im Gesichtsfelde hängen teils vom Gange des Uhrwerl 
und den Fehlern der ‚Uhrschraube, teils aber auch von der Refraktio 
nd. den ee ieshlen | ‚des Instruments ab, weiche ee ve 
