Srruve: Prüfung der Uhrwerke an den Äquatorealen usw. 657 
nachlässigt werden dürfen, wenn man sich von der W irkungsweise 
der Uhrbewegung eine richtige Vorstellung machen will. Ja, die 
letzteren Ursachen werden bei vielen Instrumenten, die nicht genau 
genug nach dem Pole orientiert sind oder beträchtliche Biegungen 
aufweisen, die Hauptquelle er Verschiebungen bilden. 
Bezeichnet man mit x,y die dureh Pointieren mit dem Mikro- 
meter abgelesenen Koordinaten eines Sterns im Gesichtsfelde, gezählt 
von einem willkürlichen Ausgangspunkt, dem Nullpunkte des Mikro- 
meters, positiv nach Ost resp. Nord gerechnet, mit dx,dy die Kor- 
rektionen, welche an die Ablesungen der Trommel anzubringen sind, 
um sie von den Instrumentalfehlern und der Refraktion zu befreien, 
so hat man, von konstanten Gliedern abgesehen, die vom Stunden- 
winkel nicht abhängen, für diese Korrektionen folgende Ausdrücke: 
dr = a sin d sin —y sin d cos —b cos $ sin ie cos & cos d cos —zstngzsin y 
dy= —£ cos t—nsin t+b cos & sin d cos '—: tng z c08 q. 
Z, n bedeuten darin die Abweichungen des Instrumentenpols vom Welt- 
pol, positiv nach Süd und West gerechnet, 5 die Biegungskonstante 
dles Fernrohrs, positiv, wenn das Objektivende sich stärker durchbiegt, 
e die Biegungskonstante der Deklinationsachse, positiv bei normaler 
_ Seitenbiegung (ohne Entlastung), ? = 57'5 die Refraktionskonstante, 
2,9 Zenitdistanz und parallaktischen Winkel. Das obere Zeichen im 
Gliede von & gilt für Lage I (Achse voran), das untere für Lage II (Achse 
folgt). 
a. Großer Refraktor von Zeiß. : 
Aus den Aufstellungsbestimmungen am großen Refraktor haben 
sich seit der letzten Berichtigung des Instruments, Ende 1915, für 
die Abweichungen vom Pol und die Biegungskonstanten folgende 
Werte ergeben: 
1915 Dez. a a Fi =: +10" +227" 
1917 Juni 19—28.. 9 BR a 
1917 Nov. 25—26.. 70 de 19 
2 Im Mittel en et +38 
3 Die Aufstellung des bern hat sich demnach Während.z zweier 
i She fast gar nicht geändert. Die Biegungskonstante des Fernrohrs a 
hat wahrscheinlich einen ‚kleinen positiven Wert, ist aber jedenfalls 
‘sehr klein. Der große Betrag für die Seitenbiegung spricht dafür, 
daß die Entlastungsfedern der Deklinationsachse bei der Aufstellung 
des Instruments zu stark beansprucht worden sind; eine Abänderung is 
‚der Konstanten ist, Eon bisher absichtlich vermieden worden, um. . 
