7 en : ar 2° 
Srruver Prüfung der Uhrwerke an den Aquatorealen usw. 663 
Die Konstanten £, », b sind von der gewöhnlichen Größenordnung, 
dagegen hat die Seitenbiegung, ungeachtet der sehr stark ‘gebauten 
Deklinationsachse, einen ungewöhnlich großen Betrag, der an diesem 
Instrumente nicht beseitigt werden kann und recht ansehnliehe Be- 
wegungen der Gesichtslinie mit dem Stundenwinkel zur- Folge: hat. 
In den folgenden Versuchsreihen, die das erste Mal in Lage I, das 
zweite Mal in Lage II angestellt sind, ist wieder # Aquilae als Ver- 
gleichstern genommen. Die Pointierungen wurden serienweise, dureh 
größere Intervalle‘ getrennt, gemacht und Mittelwerte aus je 10 bis 
20 Einstellungen in .@ und durehsehnittlich etwa‘ 5 Einstellungen’ in 
y gebildet. 
“ März ı8. & Aal Lage ll. 1918 März 19. & Aquilae. Lage I. 
” u a 3 PAARE j Be aa ar ur rn j ee “ ” “ a ee Br 24 “ 
t | Ba d x 2; t | x , da R) 
. R } 4 i F 
; | \ | | 
Hi's8tı  +34/4476 | 44818 +29" 5578 | H0"sgm, +34 2773 | +4’ 3078| +38' 58% 
= 2 20.3 re 41.6 55.8 2 19.5] 43-5 | 156 | ‚54 
= ee NEE: 57-7 456 1355.83. 35407139 23 
3.09. | 2:7 | 24.7 57.0 2 14 41.0 28.8 9.8 
v4 14.0 | 21.7 52.3 59.5 36 51,6 2 30.7 22.3 
13-9 11.9 | 18.4 53.5 3. 16.5 37 23.8 2 30.9 
} } } 
t via) .dy Yo ! Yy a 
& +2"2375 |+30'4414 | 12979 +29’ 0405 | Hut2g"2 org | 3507 129! 1294 
= 45.2 42:6 | 29.1 13.5 2.14:54 | 43.0 30.4 12 
= 3 10.1 2 29.5 11.7 58.4 43-6 29.0 14.6 
3 10.0 45:0 | 29.5 15.5 
Der Einfluß der Instrumentalfehler, insbesondere der Seitenbie- 
gung, erzeugt hier namentlich bei Lage I eine sehr rasche Verschie- 
bung des Sternorts, welche im Anfang der Reihe +0"8 in einer 
Minute beträgt und gegen Ende derselben sogar auf +2” in der 
Minute anwächst. Während ferner die verbesserten Abszissen x, bei 
‚Lage II und auch die Ordinaten nur mäßige Änderungen aufweisen, 
welche u. a. durch Refraktion bedingt sein ‚können, zeigt sich in 
Lage I ein ausgesprochener Gang in x,, im Sinne einer Beschleunigung 
des Fernrohrs, der mit wachsendem Stundenwinkel zunimmt. Es ist 
nicht ausgeschlossen, daß dieser Gang zum Teil darin begründet ist, 
den einfachen Gesetzen folgen, auf welchen die Berechnung der 
Korrektionsgrößen dx, dy beruht. Eine Vergrößerung der angenom- 
inenen Biegungskonstante e um etwa !/, ihres Betrages würde zwar 
ine een Darstellung der Reihe in Lage I ergeben, hingegen 
daß die ohnehin erheblichen Biegungen an diesem Instrumente nicht 
