Er “> 
666 Ge samtsitzung v. 27. ‚Juni 1918. — Mitt. d. phys.-math. Klasse v. 25. April 
gebene Ursache, zum Teil wohl auch auf unvollständigen Isochronis- 
mus zurückzuführen sind. Im Mittel erhält man: 
9g= + 1.30 m. 7.60.20. 
Daneben offenbaren sich in den Kurven für die Abweichungen 
B—R auch hier sehr deutlich die periodischen Fehler der Uhrsehraube, 
deren Umdrehungszeit 72 Sekunden: beträgt. Die een der 
Maxima und Minima belaufen sich wieder auf ı—2". Bei Berück- 
sichtigung dieser periodischen Ungleichheiten, die barbehitlich bei der 
2. und 3. Reihe stärker hervortreten, würden sich die Abweichungen 
merklich verringern. 
Der hiesige ı 2-zöllige Refraktor von Repsold ist mit einem eben- 
solchen Federpendel versehen ; es ist daher zu erwarten, daß die Gang- 
unterschiede hier sieh in ähnlichen Grenzen bewegen. Da dieses In- 
strument gegenwärtig zu photoelektrischen Beobachtungen benutzt wird, 
so mußte von einer besonderen Untersuchung seines Uhrwerks zur Zeit 
abgesehen werden. 
Aus meinen fäheren Versuchen am Repsoldschen Regulator des 
großen Refraktors in Pulkowa', dessen Isoehronismus damals dureh 
Registrierung eines elektrischen Kontakts am letzten Rade des Uhr- 
werks untersucht wurde, ging hervor, daß die Schwankungen in der 
 Oseillationsdauer des Pendels bei sehr verschiedenen treibenden Ge- 
wiehten und Widerständen, unter ! /1000 blieben, der Isochronismus 
also sehr vollkommen erreicht war. : 
Nach den obigen Ergebnissen wird man annehmen können, daß 
in bezug auf die Nachführung des Fernrohrs der Repsöldsche Regu- 
lator ohne Sekundenkontrolle nur wenig den Reibungsregulatoren 
mit Sekundenkontrolle nachsteht, während die letzteren ohne Se- 
kundenkontrolle sehr wechselnde Gänge haben, von Fall zu Fall vor 
der Benutzung berichtigt werden müssen und daher für feinere Mi- 
_ krometermessungen oder für photographische Aufnahmen kaum in 
Betracht kommen. Am zweckmäßigsten erscheint mithin die Ver- 
5 bindung. des Repsoldschen Regulators mit einer Einrichtung für Se- 
kundenkontrolle, ähnlich derjenigen, wie sie bei den Grubbschen In- 
 strumenten an der Uhrschraube vorgesehen ist, indem der an sich‘ 2 
schon recht gleichförmige Gang des Repsoldschen Regulators ein Ver- 
sagen ‚der Sekundenkontrolle, wie sie an den Reibungsregulatoren = 
en AIR, ausschließen würde. | 
_ostschri der Palkowaer Sternwarte (an, S. En 
