Ei Ei ER u. 
Srruve: Prüfung der Uhrwerke an den Äquatorealen usw. 667 
3 Besonderes Gewicht wäre ferner auf eine Herstellung der Uhr- 
“ schraube möglichst frei von periodischen Fehlern zu legen. Eine Ver- 
| rückung des Sternorts von 1—-2" innerhalb kurzer Intervalle muß so- 
wohl die Mikrometermessungen, namentlich weiter Sternpaare, erheb- 
a lich erschweren, wie auch die Schärfe photographischer Aufnahmen 
beeinträchtigen. In dieser Hinsieht ist die längere Umdrehungsdauer, 
‚welche Zeiß der Uhrschraube des großen Refraktors gegeben hat, 
den kurzen Perioden von ı—2 Minuten an den andern Instrumenten 
vorzuziehen. 
Was sodann den Einfluß der Fehler des Instruments auf die 
Nachführung betrifft, so werden dieselben bei Mikrometermessungen 
kaum störend empfunden werden, solange sie von derselben Größen- 
ordnung wie die Refraktionskonstante sind. Größere Ansprüche wer- 
den bei photographischen Daueraufnahmen zu stellen sein. Da die 
_ Seitenbiegung, wie aus den obigen Beispielen hervorgeht, bei großen 
Äquatorealen sehr ansehnliche Beträge haben kann, so muß für 
photographische Zwecke durchaus auf eine Beseitigung derselben 
durch besondere Entlastungsvorrichtungen der Deklinationsachse, ähn- 
lich denjenigen, wie sie Zeiß und Grubb anwenden, schon beim Bau 
der Instrumente Rücksicht genommen werden. Sonst kann die Nach- = 
führung des Fernrohrs bei Daueraufnahmen in gewissen Lagen des 
Instruments recht unbequem werden und die Vorteile der Sekunden- 
kontrolle ganz illusorisch machen. Ferner wird man dafür zu sorgen 
haben, daß auch die Biegung des Fernrohrs — genau genommen 
auch die hier vernachlässigte Torsion desselben — möglichst klein 
und die Orientierung nach dem Pole bis auf geringe Bruchteile einer 
‚Bogenminute erreicht ist. Die günstigsten Bedingungen für Dauer- 
aufnahmen werden dann — wie es ja auch gewöhnlich geschieht — 
in der Nähe des Meridians erhalten, wo Änderungen der Refraktion 
in y und zugleich der Seitenbiegung in x am geringsten sind, während 
die dort der Zeit nahezu proportionale Refraktionsänderung in x sich 
dadurch regulieren ließe, daß man den Gang der Uhr, die zur Se- 
kundenkontrolle benutzt wird, entsprechend ein wenig abändert. Falls 
@. 
Fe, 
Ra Va BR ab N u ES A Zr a 
De a Re Er 
läßt, so wird es sich empfehlen, diejenigen Lagen des Instruments im 
voraus durch Rechnung zu ermitteln, wo ihr Einfluß dureh die Re- 
raktion und die Fehler ER En urn wenigsteris zum Teil kom- 
sen wird. | 
Schließlich sei noch bemerkt, daß die durch RER IE 
erzeugten Bewegungen im Gesichtsfelde auch bei Bestimmungen des 
Parallels am Positionskreise eine wesentliche Rolle spielen können. 
Werden nämlich diese Bestimmungen nicht bei ruhendem Fernrohr 
es "reger Miß. : 58 
eine größere Seitenbiegung vorhanden ist, die sich nieht fortschaffen 
