A. Euckex: Die Molekularwärme des Wasserstoffs bei tiefen Temperaturen. 143 
die im folgenden mitgeteilten Versuche wird diese Vermutung be- 
stätigt und der Temperaturabfall der Molekularwärme des Wasser- 
stoffs nunmehr quantitativ möglichst genau festgestellt. 
2. Die Untersuchung der Temperaturabhängigkeit der spezifischen 
Wärme des Wasserstoffs erfolgte mit Hilfe einer Apparatur, die auf 
dem gleichen Prinzip beruht wie die von Nersst' für feste Körper 
verwendete: In einem kleinen, dünnwandigen, thermisch möglichst 
isolierten Stahlgefäß befindet sich komprimierter Wasserstoff. Durch 
elektrische Heizung wird dem Gefäß eine bestimmte Wärmemenge 
zugeführt. Die Temperaturmessung erfolgt durch einen Platinwider- 
standsdraht. — Das verwendete Stahlgefäß war aus bestem nahtlosen 
Stahlrohr ("/; mm Wandstärke) durch Auflöten von zwei passenden 
Stahlkappen hergestellt, sein inneres Volumen betrug 39 eem, sein 
Gewicht 40o g. Zum Einfüllen des Gases diente eine Neusilber- 
kapillare von 0.9 mm äußerem und 0.4 mm innerem Durchmesser, 
ihre Länge betrug bis zum Einfüllventil 30 em; das Volumen der 
Kapillare war somit gegen das des Gefäßes zu vernachlässigen, und 
die Messung lieferte daher direkt C, die spezifische Wärme 
bei konstantem Volumen. Zum Heizen wurde ein dünner Kon- 
stantandraht von etwa 500 ® Widerstand benutzt; der Widerstand 
les Platindrahtes betrug 300—350 2 bei 0°. Die Trennung von Heiz- 
und Thermometerdraht macht die ganze Anordnung nur wenig kom- 
plizierter; da indessen der Widerstand des Konstantandrahtes sich 
zwischen + 20° und 273° abs. praktisch nicht ändert, vereinfacht sich 
die Handhabung der Apparatur (z. B. braucht während des Heizens die 
Spannung bzw. der Widerstand nicht nachreguliert zu werden), wo- 
dureh indirekt ein Gewinn an Genauigkeit erzielt wird. Die beiden 
Drähte waren um den zylindrischen Teil des Stahlgefäßes einfach 
herumgewicekelt und mit Hilfe eines Farblackes festgekittet, der zur 
elektrischen Isolation und gleichzeitig zur Herstellung eines guten 
thermischen Kontaktes diente. Das Stahlgefäß befand sich in einem 
evakuierbaren Glasgefäß; die Neusilberkapillare wurde durch eine mit 
Siegellack zugekittete Glaskapillare eingeführt”. 
Bei einer Reihe von Versuchen, die in einem konstanten Tempera- 
turbad vorgenommen werden konnten (Tabelle ı), war das Stahlgefäß 
mit innen gut geschwärzter, außen blanker Silberfolie umgeben. Man 
erreichte hierdurch eine sehr erhebliche Verminderung des Tempera- 
turganges; da indessen die Silberfolie, wenigstens bei tiefen Tempe- 
raturen (80° und 90°), nur in schlechtem Wärmekontakt mit dem 
1 Diese Ber. ıgro, S. 262; Ann. d. Phys. (4) 36, 395 (1911). 
2 Hrn. Prof. von WArTENBERG bin ich für seine Beihilfe bei den Vorarbeiten zu 
den Versuchen, insbesondere bei der Herstellung des Stahlgefäßes zu Dank verpflichtet. 
