262 Sitzung der phys.-math. Classe v. 14. März 1912. — Mitth. v. 29. Febr. 
mit dem Mikroradiometer möglichst zu verhindern. Daß dieses Ziel 
in der Tat erreicht wurde, ging daraus hervor, daß beim Abkühlen 
bzw. Erhitzen des Absorptionsrohres nur eine geringe Verlegung des 
Nullpunkts im Mikroradiometer eintrat. Diese war auf die beobachteten 
Ausschläge ohne Einfluß, weil der Klappschirm D, dessen Entfernen 
aus dem Strahlengang die Ausschläge hervorrief, unmittelbar hinter 
dem Diaphragma B angebracht war. 
Je nachdem Versuche bei Temperaturen unterhalb oder oberhalb 
der Zimmertemperatur ausgeführt werden sollten, wurden zwei ver- 
schiedene Absorptionsgefäße verwendet, welche in Fig. 4 dargestellt 
sind. Das für tiefe Temperaturen bestimmte Absorptionsgefäß (A, A’) 
besteht hauptsächlich aus einem 20 cm langen, 5 cm weiten Messing- 
rohr R von 0.5 mm Wandstärke. An seinen Enden sind dicke Messing- 
ringe aufgelötet, um das Aufkitten der Verschlußplatten P zu erleich- 
tern. In seinem mittleren Teile ist das Rohr auf eine Länge von 
IO cm von einem II em weiten Messingzylinder N umgeben, dessen 
Grundflächen das Messingrohr R exzentrisch durchsetzt, wie dies be- 
sonders deutlich aus der Seitenansicht A’ zu ersehen ist. Im Inneren 
des Rohres R befindet sich ein Blendensatz Q, dessen mittlere Blende, 
welche die zu untersuchende Platte trägt, einen Durchmesser von 
ı5 mm besitzt. Die Größe der übrigen Blenden ist so bemessen, daß 
von allen Punkten der Mittelblende aus noch gerade die Ränder der 
Verschlußplatten sichtbar sind. Das Messingrohr R besitzt einen seit- 
lichen Rohransatz 7, durch welchen es sich mit Hilfe einer Kapsel- 
pumpe evakuieren läßt. Auf die Enden des Rohres R sind zwei Heiz- 
spiralen S und $’ aufgewunden. Es bleibt endlich noch zu erwähnen, 
daß sich das Absorptionsrohr R zur besseren Wärmeisolierung in einem 
mit Watte angefüllten Holzkasten befand, aus welchem nur die Rohr- 
enden mit den Heizspiralen herausragten. 
Wird der Zylinder N mit flüssiger Luft gefüllt, nachdem das 
Absorptionsgefäß gut evakuiert ist, so läßt sich der Strom in den 
Heizspiralen S und 8’ leicht so regulieren, daß die Verschlußplatten 
P und P’ dauernd auf Zimmertemperatur bleiben, während die Platte F 
sich nach etwa 10 Minuten auf — 186° abgekühlt hat. 
Die Verschlußplatten P und P’ mußten für die verschiedenen 
Strahlenarten in verschiedener Größe und aus verschiedenem Material 
gewählt werden. Bei der mittels Quarzlinsen isolierten langwelligen 
Strahlung des Auerbrenners und der Quarzquecksilberlampe wurden 
senkrecht zur Achse geschnittene Quarzplatten von 3 mm Dicke und 
5 em Durchmesser verwendet. Bei den Versuchen mit Reststrahlen 
von Steinsalz, welche von Quarz sehr stark absorbiert werden, war 
es nötig, die Dicke der verwendeten Verschlußplatten auf 0.7 mm 
