Rugens und G. Herrz: Absorption langwelliger Wärmestrahlen. 263 
zu verringern. Damit war aber zugleich die Notwendigkeit einer 
Verkleinerung ihres Durchmessers auf 25 mm verbunden, weil die 
Platten andernfalls dem äußeren Luftdruck nicht hätten standhalten 
können. Da der Öffnungswinkel des Strahlenkegels, welcher das Ab- 
sorptionsgefäß durchdringt, bei den Reststrahlenversuchen bedeutend 
kleiner war als bei der Quarzlinsenanordnung, so war mit der Ver- 
kleinerung der Verschlußplatten hier kein erheblicher Energieverlust 
verbunden. 
Für die Versuche mit Reststrahlen von Flußspat kam als Mate- 
rial für die Verschlußplatten nur Sylvin in Frage. Auch hier konnten 
kleinere Platten, welche auf Messingrahmen gekittet waren, Verwen- 
dung finden, da der Öffnungswinkel der Strahlen nur 5° betrug. 
Bei den Versuchen im kurzwelligen ultraroten Spektrum endlich, 
bei welchen die spektrothermometrische Methode zur Anwendung kam, 
wurden Steinsalzplatten benutzte. 
Für unsere Messungen bei hohen Temperaturen wurde ein ein- 
faches Kupferrohr (B, Fig. 4) von 8 cm Länge, 3 em lichter Weite und 
4 mm Wandstärke mit offenen Enden verwendet. Dasselbe war mit 
einer Heizspirale S aus Nickeldraht versehen und mit Asbest um- 
wunden. Im Inneren dieses kleinen elektrischen Ofens befand sich 
wiederum ein Blendenrohr Q, auf dessen Mittelblende die zu unter- 
suchende Platte F ebenso wie in dem Absorptionsgefäß A mittels zweier 
Federn befestigt war. Ein Thermoelement T aus Eisen und Konstantan, 
dessen temperaturempfindliche Lötstelle sich in unmittelbarer Nähe 
der Platte F befand, gestattete die Temperaturmessung mit genügen- 
der Genauigkeit auszuführen. 
