314 Sitzung der phys.-math. Classe v. 18. April 1912. — Mitth. v. 2. Nov. 1911. 
hin). Die wegen des Zeitglied j Werte von ($—B—s) 
+adBj/dt stimmen daher in diesen Häfen überein bis auf eine uner- 
hebliche Größe (vgl. III, 129 und 130, Juni 26 und 27, sowie Juli 18, 
2. Reihe, und Juli 19. Siehe auch II, 157, 196). 
Bei den Werten der Reise San Franeisco-Yokohama zeigen aller- 
dings die Hafenmittel für (S— B—s) noch einen Unterschied von 
+0.05 mm, der aber durch Berücksichtigung von adB/dt auf + 0.02 mm 
herabsinkt, was in Ag +0.03 cm entspricht (vgl. II, ı3ı und 132, 
Aug. 23—29 und 30, 1. Reihe, sowie Sept. ı8, 2.—4. Reihe und Sept. 19. 
Siehe auch II, 178, 198). Dieser Betrag ist gering und um so eher 
zu vernachlässigen, als er bei der nahezu symmetrischen Lage der 
Flachseestationen zu den Tiefs i den Unterschied Ag (Flach- 
see — Tiefsee) nicht beeinflußt. Auf die Einzelwerte von Ag kommt 
es uns nicht an; sie werden auch nicht viel mehr als um 0.01 cm 
betroffen. Die zur Bereel g von s erforderliche Schwerkraft in Yoko- 
hama entnahm Hecker seiner Pendelbeobachtung in Tokio (vgl. Ab- 
schnitt 12). 
Die Fehlergleichungen aus den Tiefseebeobachtungen haben nach 
Maßgabe von (3) nunmehr die Gestalt 
dB 
S-B-s+K)+an, +ep+dr+ec+fa+k, =v, 65) 
wobei 
=v (6) 
gesetzt ist und der Klammerausdruck eine kleine Zahl in mm ergibt. 
Die Ag kann man sich jetzt für eine Gruppe von Tiefseebeob- 
achtungen um eine zunächst beliebige Konstante & verändert denken, 
wenn man der Größe k, zugleich gegenüber seiner früheren Bedeutung 
einen Zuwachs von u/1.29 erteilt. Die Werte Ag-+-u, welche nun in 
(6) anstatt Ag einzuführen sind, haben die Bedeutung relativer Schwere- 
störungen, die wir mit Ag* bezeichnen. 
Die sechs Konstanten a, rc, d, e, f und k, wurden von Hecker für 
jedes Barometer bei jeder der beiden Reisen aus der Bedingung [vv] 
ein Min. unter Benutzung von ungefähr 20 Tiefseegleichungen (5) be- 
stimmt. Die Ergebnisse für die v sind Näherungswerte für die Größen 
Ag*/ı.29, die durch Mittelbildung aus den einzelnen Barometern ver- 
bessert werden. Allerdings ist dabei zu beachten, daß für alle Baro- 
meter auf jeder Station nur ein einziger Mittelwert $ benutzt ist, dessen 
Unsicherheit also durch die Mittelbildung nicht indert wird. 
Da nun [v] = o ist, so wird bei dieser Bestimmung der Schwere- 
störungen auch [A9*]=o, d.h. im Mittel ist für die Ausgleichungs- 
