IL §. 2. Mittel, die Schwere und ihre Variationen zu messen. 157 



von ihm abliegt. In C trägt die Stange einen Index, der, sobald 

 erstere in Schwingungen gerathen ist, deren Grösse auf einer senkrecht 

 über P errichteten horizontalen Skale MN markirt. H engl er hat mit 

 dieser empfindlichen Vor- 

 richtung zahlreiche Ver- Fig. 19. 

 suche über die ablenkende 

 Kraft angenäherter schwe- 

 rer Körper angestellt und, 

 wiez.B.seinLehrerGruit- 

 huisen mittheilt [17], 

 konnte die Attraktion einer 

 Kanonenkugel bereits deut- 

 lich sichtbar gemacht wer- 

 den. H engl er bedauerte 

 nur sein Unvermögen, stö- 

 rende Einflüsse (Wärme, 



Luftströmungen u. s. w.) von seinem Apparate ferne zu halten; „ich bin 

 überzeugt, a schrieb er [18], „dass man die Attraktionskraft des Mondes 

 selbst und daher auch seine Masse durch dieses Instrument genau be- 

 stimmen kann, sobald man ein dazu taugliches Lokal hat. a Von anderen 

 Versuchen mit der Schwungwage im IV. Kapitel. 



b) Perrot's Apparate. Auf einem ähnlichen Grundgedanken be- 

 ruht offenbar der zweite der beiden Apparate, mit welchen Per rot [19] 

 kleine Aenderungen in Grösse und Richtung der Schwerkraft zu messen 

 gedachte. Der erste, sinnreich kombinirt, allein von allzuvielen Fehlern 

 abhängig, besteht wesentlich aus einer Platte, die an einem langen 

 Spiraldraht aufgehängt wird. Legt man auf selbe ein Gewicht, so wird 

 eine doppelte Bewegung eingeleitet, eine rotatorische und eine vertikal 

 nach unten gerichtete. Letztere vernachlässigend, meint Perrot, 

 könnte man etwa noch Viooooooo in der Veränderung der Erdschwere 

 durch Drehung konstatiren, d. h. eine Aktion, zehnmal geringer, wie 

 die vom Monde ausgeübte. Der zweite Apparat war, wie schon gesagt, 

 ein an zwei Drähten aufgehängter Stab, den sein Verfertiger sensibler zu 

 machen sich getraute, als eine Wasserwage, bei welcher die Ablenkung 

 der Blase um 3 mm einer Bogensekunde entspricht. Den Einwirkungen 

 der Temperaturschwankung glaubte Perrot [20] begegnen zu können. 



c) Zöllner's Horizontalpeadel. Ohne von den Vorarbeiten Hengler's 

 und Perrot's Kenntniss zu haben, ersann Zöllner eine dem Wesen 

 nach analoge, nur in den Einzelheiten weit zuverlässigere Vorrichtung 

 zur Messung sehr kleiner Kräfte (elektrische und magnetische Minimal- 

 aktionen, irdische Centrifngalkraft u. s. w.) [21]; später hat er den 

 Verdiensten jener Vorläufer ausdrücklich Rechnung getragen (s. o.). 

 Er nannte das Instrument Horizontalpendel, brachte die zu Hengler's 

 Zeit noch unbekannte Poggendorff sehe Spiegelablesung daran an 

 und stellte es in dem einer sehr gleichmässigen Temperatur sich er- 

 freuenden Keller des Leipziger Universitätsgebäudes auf; später kam 

 es, da sich doch seismische Störungen daselbst bemerklich machten, 

 in einen eigens dafür hergestellten Kuppelbau des astrophysikalischen 

 Observatoriums*). Zöllner's Beschreibung [23] ist folgende: Uhrfedern 



) Das astrophvsikaliscke Observatorium (Sonnenwarte) bei Potsdam besitzt 



