160 Zweite Abtheil. Allgem. mathem. u. physikal. Verhältn. d. Erdkörpers. 



in dieser Verfassung ausübt, wird verglichen mit der Höhe einer Queck- 

 silbersäule, welche je nach Maassgabe der vom Erdkörper auf sie aus- 

 geübten Anziehung steigt oder fällt. Hiezu dient eine Art von Heber- 

 barometer, dessen kürzerer zugeschmolzener Schenkel die fragliche 

 Gasmasse enthält. Ob aber die auf diese Weise zu erreichende Ge- 

 nauigkeit wirklich mit derjenigen einer Pendelmessung konkurriren 

 könne, möchten wir bezweifeln. Erheblich verfeinert ist der auf dem 

 gleichen Grundsatz beruhende Messungsapparat Issel's [29]; LI/ 

 (Fig. 21) ist eine U-förmig gebogene, in L geschlossene Röhre, an 



welche in 1/ eine Capillar- 

 Fig. 21. 





c 



XL 



?r 



*\ 



w 



röhre CC angeschmolzen 

 ist, die sich auf der ande- 

 ren Seite in die Röhre V 

 C öffnet. Die enge Röhre 



enthält in sich einen Index 

 J, der zwischen den Punk- 

 ten R hin- und her wandert, 

 über dieselben jedoch des- 

 halb nicht hinaus gelangen 

 kann, weil in diesen Punk- 

 ten eine Krümmung nach 

 aufwärts eintritt. L ist mit 

 trockener Luft gefüllt, 

 Röhre L eingegossene Quecksilber 

 ansteigt; gleichfalls mit trockener 

 Bezeichnen wir das obere Ende 

 den auf die in L eingeschlossene 



welche verhindert, dass das in die 

 höher als bis zum Theilstrich N 

 Luft gefüllt ist die Capillarröhre. 

 der Röhre L mit N', so haben wir aen aui aie m 

 Luftmasse wirkenden Druck drei Faktoren proportional zu setzen: einer 

 Flüssigkeitssäule = N N', deren wechselnder Dichte und der Schwere. 

 Gelangt man mit dem Instrumente an einen Ort stärkerer Schwere- 

 wirkung, so wird unter sonst gleichen Verhältnissen die Säule NN' 

 kürzer werden, die Luft in C C gewinnt die Möglichkeit sich auszu- 

 dehnen, und der Index tritt eine Wanderung nach links an, im ent- 

 gegengesetzten Falle nach rechts. Selbstverständlich muss auch hier 

 der Apparat auf durchaus gleicher Temperatur erhalten werden und 

 beim Transport in Mitte schlecht leitender Substanzen sich befinden. 

 Zu gleicher Zeit wird es sich empfehlen, eine Kompensationsvorrichtung 

 mit zu beobachten, in welcher die mit Quecksilber und die mit Luft 

 gefüllte Röhre ihre Rollen vertauscht haben. 



f) Beobachtungen an Uhren. Eine merkwürdige Beobachtung 

 Bohnenberger's, welche entschieden hierher gehört, scheint noch 

 keine Berücksichtigung gefunden zu haben. Dieser äusserst exakte 

 und zuverlässige Forscher berichtet [30], dass seinen Wahrnehmungen 

 zufolge der Gang einer Pendeluhr Störungen erleide, wenn das Uhr- 

 gewicht der Linse gerade gegenüber zu stehen komme — Störungen, 

 welche man nur aus der gegenseitigen Anziehung von Linse und Ge- 

 wicht erklären könne. Auch der berühmte englische Uhrmacher Emery 

 habe derartige Unregelmässigkeiten bemerkt. Da nach Bohnen- 

 berger's Messungen die Störungen im Gange der Uhr numerisch aus- 

 drückbar, die Massen von Gewicht und Linse aber bekannt sind, so 

 würde es möglich sein, aus diesen gegebenen Grössen einen Rück- 



