386 Dritte Abtheilung. Geophysik im engeren Sinne; dynam. Geologie. 



in ihrer Richtung und totalen Stärke, keineswegs aber in der inneren 

 Natur ihrer Alternanz und periodischen Intumescenz untersucht." 



c) Mallet's Säulen-Apparat. Man lasse sich aus Marmor oder Eisen 

 kleine Säulen anfertigen, deren Höhen gleich sind ; während die Durch- 

 messer ihrer Grundflächen in arithmetischer Progression wachsen. Aus 

 diesen Cylindern bilde man zwei auf einander normal stehende Reihen, 

 die auf fester Basis stehen, während rings herum lockerer Sand auf- 

 geschüttet ist. Die umgefallenen Säulchen ergeben die Stossrichtung 

 ziemlich genau [143], 



d) Palmieri's Erfindungen. Das Observatorium des Vesuv ist be- 

 kanntlich mit Instrumenten ganz nach Palmieri's eigener Angabe 

 ausgerüstet. Ausser einer Schrift des Direktors selbst [144] ist auch 

 der schöne Bericht Peschel's [145] über seinen Besuch in jener An- 

 stalt zu vergleichen. Die Signalisirung von Erdstössen erfolgt nach 

 dreierlei verschiedenen Maximen, doch wird jeder Zeitverlust dadurch 

 vermieden, dass sich auf einem Tische in Mitte des Beobachtungs- 

 zimmers die drei nach den Instrumenten I, II, III gerichteten Fern- 

 rohre befinden. Nummer I ist eine gewöhnliche, horizontal schwingende 

 Magnetnadel, Nummer II eine Inklinationsnadel, Nummer III endlich 

 eine Stahlnadel, welche durch zwei geeignet angebrachte Magnete in 

 einer bestimmten Richtung festgehalten wird. Jedes Fernrohr ist mit 

 einer Poggendor ff sehen Spiegelablesung versehen, welche die un- 

 ablässigen kleinen Oscillationen der Nadeln zu verfolgen gestattet. 

 Für gewöhnlich versieht ein Gehülfe den laufenden Dienst, und der 

 Vorstand, der in Neapel seinen Lehrpflichten obzuliegen hat, wird erst 

 dann telegraphisch herbeigerufen, wenn die nicht magnetische Nadel in 

 lebhaftere Schwingungen geräth. Um die einzelnen kleineren Erd- 

 stösse sich selbst registriren zu lassen, ist ein Chronometer im Thurme 

 der Warte mit einer galvanischen Batterie derartig verbunden, dass 

 der Strom bei'm leisesten Erzittern des Hauses intermittirt und so die 

 Uhr zum Stehen bringt. Im gleichen Augenblicke wird ein Anker 

 angezogen und dadurch, ähnlich wie bei'm Morse'schen Telegraphen, 

 auf einem abrollenden Papierstreifen ein Punkt markirt. Horizontale 

 Stösse zu fixiren, dient eine Cacciatore'sche Schale, nur mit 16,. 

 statt, wie sonst, mit 8 Löchern versehen ; um aber auch der vertikalen 

 Komponente der seismischen Bewegung gerecht zu werden, bedient 

 sich Palmieri eines Spiraldrahtes, der oben an einem Messinggalgen 

 befestigt ist und am unteren Ende einen kleinen Magnetkörper trägt; 

 im Ruhezustande schwebt dieser genau oberhalb eines mit Feilspänen 

 gefüllten Napfes. Der geringste vertikale Ruck genügt, um den 

 Magneten in die Späne hineintauchen zu machen, und sowie man diese 

 wieder abgenommen hat, ist auch schon wieder die Adjustirung beendet. 



e) v. Seebach's Uhrhemmnng. „Eine beliebige gut gehende Uhr, 

 welche auch Sekunden zeigt, wird auf Zeit gestellt. Das Pendel 

 wird aus seiner Gleichgewichtslage gebracht und in seiner Stellung 

 festgehalten dadurch, dass der um ein Geringes schwerere Arm eines 

 Hebels hemmend in das Steigrad eingreift. An dem anderen leichten 

 Hebelarme hängt an einem schlaffen Faden ein Gewicht, welches auf 

 einer kleinen Säule von geringer Stabilität aufliegt.- Bei einem Erd- 

 beben wird die Säule umgestürzt werden, das Gewicht fällt und löst 

 einen schweren Hebelarm aus dem Steigrad aus, wodurch dann das 



