IV, §. 5. Seismographen und Seismometer. 387 



Pendel schwingen und die aufgezogene Uhr den Eintritt des Stosses 

 anzeigen kann" [146]. Diese Art von Seismometer beschränkt sich 

 sonach auf genaue Bestimmung des wichtigen Zeitelementes. Gleiches 

 zu leisten ist bestimmt 



f) Kreil's Registrirtrommel. Ein Schreibstift zeichnet auf einer 

 rotirenden, berussten Trommel eine Kurve, deren Diskontinuitäten auf 

 einen Erdstoss schliessen lassen [147]. 



g) v. Lasaulx's Seismochronograpli. Eine kleine schwere Kugel 

 drückt in der Kuhelage so auf eine Feder , dass deren Axe mit dem 

 vertikalen Durchmesser der ersteren Eine Gerade bildet. Ein Erd- 

 stoss bringt sie aus dem labilen Gleichgewicht, sie rollt in einen der 

 Einschnitte des umgebenden Holztellers und charakterisirt dadurch, 

 ähnlich, wie bei Cacciatore, die Stossrichtung. Gleichzeitig aber 

 arretirt ein an der Feder befestigter Hebelarm das Pendel einer da- 

 neben stehenden Uhr, welche sonach genau den Moment der ersten 

 Erschütterung angiebt [148]. 



h) Bertelli's Tromosismometer. Derselbe besteht nach des Erfin- 

 ders eigener Darlegung aus folgenden drei Theilen [149]: dem seis- 

 moskopischen Indikator, einem elektrischen Läutewerk, dem 

 Isosismometer zur Messung der horizontalen und dem Ortho sis- 

 mometer zur Messung der vertikalen Komponente eines Stosses. 

 Hauptbestandteil des Isosismometers ist ein Pendel, dessen Linse die 

 mikrosismischen Bewegungen macht ; dieselben werden mit Hülfe eines 

 total reflektirenden Prismas mikroskopisch beobachtet und auch aufge- 

 zeichnet, so dass, wenn die Erschütterung vorüber ist, ein graphisches 

 Tableau vorliegt, aus welchem man ersehen kann, wie sich die Inten- 

 sitäten der den einzelnen Strichen entsprechenden Stossrichtungen zu 

 einander verhielten. *) 



i) Gr. Wagner's Erdbebenmesser. Nachdem Knipping aus seinen 

 vielfältigen Beobachtungen in Japan die Lehre gezogen hatte, dass bei 



*) Bertelli's Apparat, von dessen stetigem und exaktem Funktioniren sich 

 der Verf. im Barnabitenkloster zu Florenz persönlich zu überzeugen Gelegenheit 

 hatte, ist auch von De Rossi. in seinem mikrosismischen Institute zu Rocca di 

 Papa im Albanergebirge — vgl. Favaro's Beschreibung desselben [150] — auf- 

 gestellt worden und liefert gute Resultate. Man muss jedoch viele Vorsicht an- 

 wenden, um nicht Oscillationen, welche in Wahrheit eine ganz andere Ursache 

 haben, auf Erschütterungen intrakrustaler oder ryakokrustaler Natur zurückzu- 

 führen. Man denke nur z. B. an jene schwachen Bodenbewegungen, von denen in 

 Kap. IV, §. 2 der zweiten. Abtheilung nach D'Abbadie und Plantamour die 

 Rede war, und die keinesfalls zu den mikroseismischen gerechnet werden dürfen. 

 Aber auch die mit der Sonnenbestrahlung variirende Bewegung festen Mauer- 

 werkes, welche den Astronomen wohl bekannt ist und mit die Veranlassung war, 

 dass man neuerdings die Sternwarten mehr und mehr auf ebener Erde anlegt, 

 kommt in Betracht, wenn der Registrirapparat in einem Thurme oder hohem 

 Hause sich befindet. Untersuchungen, die Rockwood mit feinen Libellen an- 

 gestellt hat, Hessen erkennen [151], dass ein Punkt im Mauerwerke eines Thurmes 

 jeden Tag eine kleine Ellipse beschrieb, deren grosse Axe 2,54 Centimeter, deren 

 kleine Axe 1,06 Centimeter betrug, so zwar, dass die letztere ungefähr mit der 

 Mittagsebene zusammenfiel. War der Thurm nicht isolirt, sondern an ein niedri- 

 geres Gebäude angebaut, so erlitt die Insolationskurve eine Verzerrung, deren 

 Charakter sich schon von vorn herein annähernd bestimmen Hess. Sonderbarer- 

 weise haben Förster und Gould in den Schwankungen der Stern wartenpfeiler 

 eine derjenigen der Sonnenfleckenfrequenz entsprechende Periode von 11 Jahren 

 bemerkt (D. Rundschau f. Geogr. u. Stat., 6. Jahrgang. S. 172 ff.). 



