16 Vierte Abtheilung. Magnetische und elektrische Erdkräfte. 



magnetischen Axe der Nadel sei, und zwar ist Wd= Oc = — (Wa-|-Wa') 



^-^(Ob+Ob'). Schwebt die Nadel nicht auf einer Spitze, ist 



sie vielmehr in ihrem Schwerpunkte an einem Kokonfaden aufgehängt, 

 so gilt es, den Torsionsfehler zu eliminiren, wozu Liznar folgende 

 einfache Anweisung ertheilt [49]. Zunächst ist darauf zu sehen, dass 

 der Faden durch ein vorher angehängtes Torsionsgewicht möglichst 

 ausgedreht sei, doch darf man immer noch eine geringe vorhandene 

 Tordirung des Fadens als bestehend annehmen , durch welche der 

 Magnet um den (kleinen) Winkel y abgelenkt wird. Man hänge nun- 

 mehr den Torsionsstab, einen Messiagstab mit einem kleinen Mag- 

 neten, ein, der gegen den Meridian die Abweichung g haben möge, 

 so dass also (g — y) die Differenz zwischen den Deviationen des Tor- 

 sionsstabes und des ursprünglichen Magneten darstellt. Dreht man 

 jetzt den Torsionskreis um 360°, so tritt eine gewaltsame Tordirung 

 des Fadens ein, und zwar mögen die Ablenkungen aus den früheren 

 Stellungen für Magnetnadel und Torsionsstab resp. v und n betragen. 

 Die Winkel, welche nach vollzogener Tordirung Magnet und Stab mit 

 dem magnetischen Meridian bilden, sind (y -j- v) und (g -|- n), während 

 die Differenz zwischen den Einstellungen des Torsions- und Magnet- 

 stabes (g -f- n — T — v) beträgt. Da die vorkommenden Winkel klein 

 genug sind, um ohne namhaften Fehler die Sinus durch die Bogen- 

 grössen ersetzen zu können, so gilt die Proportion 



7 : (y + v) = (g — y) : (g + n — Y — v), 



V ff 



woraus sich y = — berechnet, 

 n 



Um Deklinationsbeobachtungen in möglichst bequemer Form an- 

 stellen zu können, bedient man sich des von Lamont [50] erfundenen 

 magnetischen Reise-Theodoliten. Seinem Namen entsprechend 

 spielt hier der in eine Glasröhre eingeschlossene und deshalb nur 

 geringer Ausschläge fähige Magnetstab so, dass im Ruhezustande seine 

 Axe sich zu derjenigen eines horizontalen Fer,nrohres parallel einstellt, 

 welches, ohne diese seine Lage zu verändern, längs des ümfanges eines 

 getheilten und mit zwei Nonien versehenen Kreises hin- und herbewegt 

 werden kann. Unter dem Magnetstäbchen ist ein Spiegel befestigt, 

 dessen Ebene zur Longitudinalaxe des ersteren senkrecht steht. Durch 

 eine Stellschraube lässt sich bewirken, dass die Axe des Fernrohres — 

 was an dem Zusammenfallen eines eingeritzten Striches mit seinem 

 Spiegelbilde erkannt wird — zur Spiegelebene rechtwinklig und damit 

 genau in den magnetischen Meridian zu liegen kommt; alsdann werden 

 die Nonien abgelesen. Des Ferneren hebt man das nur lose aufsitzende 

 Rohr, in welchem der Magnet sammt dem ihn tragenden Faden si( h 

 befindet, ab und dreht die Theilscheibe solange, bis das Fadenkreuz 

 des Fernrohres sich mit einer schon vorher angebrachten entfernten 

 Meridian-Mi re deckt, bis also die Axe in den astronomischen Meridian 

 versetzt ist; die Hamburger Seewarte benützt hiezu den Kirchthurm 

 von Buxtehude. Jetzt liest man abermals die Nonien ab, und die 

 Differenz der Ablesungen ist identisch mit der magnetischen Deklination 

 des BeobachtungHortes. Natürlich fehlt es auch hier nicht an mancherlei 



