34 Vierte Abtheilung. Magnetische und elektrische Erdkräfte. 



aus seinen eigenen Untersuchungen noch den Schluss: „Bei der De- 

 klinationsbewegung entsprechen den Fleckenmaxima grössere fort 

 schreitende Bewegungen der Nadel^ während kleinere und selbst rück- 

 gängige Bewegungen mehr zur Zeit der Fleckenminima eintreten" [125]. 

 Uebrigens hat ganz in neuester Zeit Balfour Stewart im Vereine 

 mit Dodgson, gestützt auf die Tabellen von Loomis, „Variations- 

 zahlen'' berechnet [126], welche Wolf mit seinen Relativzahlen ver- 

 glichen und mit diesen sehr gut zusammenstimmend erfunden hat [127]. 



§. 9. Erdmagnetisclie Selbstregistratoren. Die ungemein grosse 

 Mühe, welche (s. o.) die fortlaufende Beobachtung der magnetischen 

 Schwankungen verursacht^ kann bis zu einem gewissen Grade den 

 Männern der Wissenschaft abgenommen und einem selbstregistriren- 

 den Instrumente aufgebürdet werden. Liznar erklärt [128], dass 

 bereits Lamont Vorrichtungen dieser Art ausgesonnen habe, dass 

 dieselben jedoch zu allgemeinerer Anerkennung nicht gelangen konnten. 

 Man hat später zu diesem Zwecke photographische Magneto- 

 graphen konstruirt; ein solcher Apparat ist seit 1857 in dem be- 

 rühmten geophysikalischen Observatorium zu Kew aufgestellt und 1859 

 der zu Aberdeen versammelten „British Association" demonstrirt 

 worden. Man lässt durch einen Spalt ein schmales Lichtbündel auf 

 den mit der oscillirenden Nadel fest verbundenen Spiegel auffallen; 

 dieser reflektirt die Strahlen und sendet sie einer Cjlinderlinse zu, 

 in deren Brennlinie sich jene zu einem hellen Lichtpunkte vereinigen. 

 Gerade durch diesen Lichtpunkt geht aber auch der mit photographisch 

 präparirtem Papier bekleidete Mantel einer um eine Vertikalaxe dreh- 

 baren Trommel, und so zeichnet sich photographisch auf diesem Mantel 

 eine Kurve, welche als das treue Bild der von der Nadelspitze be- 

 schriebenen Linie betrachtet werden kann. Zuletzt wird der Cylinder- 

 mantel in eine Ebene ausgebreitet, und zugleich ermittelt, welcher 

 Absolutwerth einer Verschiebung des Lichtpunktbildes um einen auf 

 dem Papier gemessenen Millimeter entspricht. 



Borgen zufolge [129] werden die Variationen des Erdmagnetis- 

 mus zur Zeit photographisch aufgezeichnet in Kew, Greenwich, Stony- 

 hurst, Paris, Lissabon, Utrecht, Wilhelmshafen (mit von der Potsdamer 

 Sonnenwarte geliehenen Instrumenten), Wien, Paulowsk bei St. Peters- 

 burg, Melbourne, Zi-ka-wei unweit Shanghai und San Diego in Kali- 

 fornien. Dass künftighin auch die wissenschaftlichen Reisenden und 

 vor Allem die stabilen Expeditionen mehr denn bisher mit solchen 

 Selbstregistratoren betheilt werden möchten, wird Jeder wünschen 

 müssen, der eben aus Borgen 's Darlegungen sich über die gewaltigen 

 Anforderungen informirt hat, welche zur Zeit noch an die Beobachter 

 der erdmagnetischen Oscillationen gestellt werden müssen [130]. Eine 

 gute Uebersicht über die vorhandenen Beobachtungsstationen giebt auch 

 Birnbaum [131]. 



(1| (ülbtTt, De magnete magneticisque corporibus et de magno magnete 

 teJiurc pl.ysiologia nova, Londini IGOO. — [2] Ibid. S. 71 ff. — [3] Ibid. S. 119 if. 

 — [4] Il)i(l. S. 141. — [5] Sturm, Epistola invitans ad observationes magneticae 

 variatioiiiH communi studio Junciisque laboribus instituendas, Altdorfi 1682. — 



