II, §. 1. Die Instrumente. 93 



und aus dem Ausschlagswinkel^ der sich ergeben musste, wenn jene 

 durch den Wind in Bewegung gesetzt ward; die Stärke der bewegen- 

 den Kraft ermitteln. Die Idee ist an sich unangreifbar^ und Picke- 

 ring; Herr mann und v. Dalberg haben dieselbe für die Praxis 

 nutzbar zu machen gesucht, allein die Theorie des Windstosses 

 ist trotz der Mühe, welche sich u. a. Grelle [3] und Zernikow [4] 

 um jene gegeben haben, selbst heute noch zu wenig geklärt, als dass 

 zuverlässige Zahlen aus dieser anemometrischen Methode herzuleiten 

 wären*). Bouguer, dem wieder viele Nachahmer folgten, setzte in 

 ein hohles Kästchen eine dessen Hohlraum genau verschliessende Platte 

 ein, welche durch eine Spiralfeder in einer bestimmten Lage festge- 

 halten wurde; der Wind trieb diese Platte, je nach seiner Intensität, 

 tiefer oder minder tief in den Kasten hinein [6], und Beaufoy, der 

 wissenschaftliche Begründer der neueren Lehre vom Widerstände der 

 Flüssigkeiten, baute auf Bouguer 's Princip weiter fort [7]. Der 

 scheinbar natürlichste Gedanke, dem Stosse des Windes einen um eine 

 Axe drehbaren Körper entgegenzustellen und aus dessen Rotations- 

 geschwindigkeit auf die Energie jenes Stosses zu schliessen, ist an- 

 scheinend zuerst in Christian v. Wolf erwacht [8]. Robinson's 

 Halbkugel-Anemometer führt diesen Gedanken mit Geschick 

 durch [9]; je zwei Halbkugeln sitzen an den Enden zweier auf einander 

 senkrecht stehender gleichlanger Stäbe so, dass sie ihre Hohlwölbung 

 nach der Richtung hin kehren, nach welcher das an einer vertikalen 

 Axe angebrachte Kreuz sich dreht. Durch Versuche ist ermittelt, 

 dass die Geschwindigkeit des Windes etwa 3 mal so gross ist, als die 

 Geschwindigkeit, mit welcher das Schalenkreuz sich umdreht**). Diese 

 letztere wird durch eine Verbindung gezahnter Räder gemessen und 

 aufgezeigt, ganz ebenso, wie die schon von Vitruv beschriebenen 

 Hodometer oder Schrittzähler gleichförmige Bewegungen zu 

 registriren gestatten. Wiederum als eine Verbesserung dieses Apparates 

 ist Recknagel's Anemometer zu betrachten, mit welchem zur Zeit 

 auf der Seewarte zu Hamburg Versuche in grossartigem Maassstabe 

 angestellt werden [11]. Um die Bewegung des Schalenkreuzes mög- 

 lichst zu erleichtern, hat Monro für die auf Hochgipfeln anzubringen- 

 den Windmesser zwischen die feststehenden Auflager der hohlen 

 Anemometeraxe und der beweglichen Partieen ein System von Metall- 

 kugeln eingeschaltet, welche durch einen Führungsring in bestimmten 

 Distanzen gehalten werden, und auf denen unmittelbar das Axenkreuz 

 mit seinen Schalen ruht [12]. — Ob das von Mohn (a. a. 0.) er- 

 wähnte Hagemann'sche Luft v er dünnungs- Anemometer***) eine 

 Zukunft haben wird, erscheint uns fraglich, -j-) 



'") Immerhin muss konstatirt werden, dass Wild's Windstärketafel [5] 

 auf gleichem Principe beruht. Die Skale des Gradbogens ist aber bei Wild be- 

 reits empirisch getheilt., so dass man unmittelbar das Verlangte abliest. 



■"""■) Sprung ermittelte am Recknagel 'sehen Instrumente [10] , dass, 

 wenn oo die Geschwindigkeit des Windes, o)' diejenige der Schalencentra ist, 

 (u = 1 + 2,4 u>' zu setzen ist. 



'""""■) Näheres über den Verfertiger jenes Apparates konnten wir nicht in Er- 

 fahrung bringen- ein gewisser Hage mann veröffentlichte 1724 eine Schrift 

 aerostatischen Inhaltes [13]. 



f) Da der Druck des Windes instrumental nur schwer und ungenau 

 zu bestimmen ist, so schätzt man die Stärke desselben zur See nach der söge- 



