96 Fünfte Abtheihmg. Atmosphärologie. 



meter gegenwärtig ausnahmslos entweder Gefässbarom e ter oder 

 Heberbarometer. Fig. 24a versinnlicht die erstgenannte Kategorie, 

 deren Unterart das in Fig. 24b dargestellte Phiolenbarömeter kt, 

 während wir in Fig. 24 c das Heberbarometer vor uns sehen. Alle 

 diese Instrumente eignen sich mehr zur stabilen Aufstellung, als zur 

 Verwendung auf Reisen; das bequemste Reisebarometer (Fig. 24 d) 

 ist von Gay-Lussac augegeben: ,;Die beiden Schenkel sind hier 

 durch ein angeschmolzenes, enges Gasrohr verbunden; der kürzere wird 

 am Ende zugeschmolzen, und in einer Entfernung davon, welche un- 

 gefähr dem dritten Theile seiner Länge gleich ist, mit einer sehr feinen 

 Oeffnung versehen, welche der Luft den Eintritt, nicht aber dem Queck- 

 silber den Austritt verstattet [28].'^ Auch Wild hat durch Umformung 

 des bekannten Fortin 'sehen Gefässbarometers ein leicht zusammen- 

 legbares und deshalb für Reisezwecke geeignetes Instrument kon- 

 struirt [29]. Seebarometer sind Gefässbarometer, deren Rohr nur 

 am oberen Theile die Weite eines gewöhnlichen Barometers besitzt, 

 während das übrige Rohr sehr verengert ist [30]. Selbstverständlich 

 ist jedes Barometer nur so lange zuverlässig, als der oberhalb der 

 Quecksilberkuppe sich bildende Hohlraum, die TorriceUi'sche Leere, 

 wirklich ganz luftleer ist*). Jede Ablesung muss auf den Nullpunkt 

 der Temperatur reducirt werden. Sind bo und b die Barometerstände 

 für die Temperaturen von 0° und t^, und ist ß der Ausdehnungs- 

 koefficient des Quecksilbers, so ist 



da der Nenner jetzt ohne Fehler = 1 gesetzt werden kann. Damit 

 nicht auch die Ausdehnung der Metallskale in Rechnung gezogen werden 

 muss, ist es vortheilhaft , die Theilstriche gleich auf der Röhre selbst 

 einzuätzen. — Von Aneroidbaroraetern sind zweierlei Arten zu unter- 

 scheiden: Vidi's Dosen- Aneroid und Bourdon's Röhren-Ane- 

 roid. Ersteres wird auch Holosterikbarometer, letzteres kurzweg 

 Metallbarometer genannt. Beide Gattungen beruhen auf dem 

 Fundamentalsatze der Elasticitätslehre, welchem zufolge elastische Platten 



*) Der Theorie nach ist sie es, nar Quecksilberdämpfe können sich in dem 

 betreffenden Räume bilden, und, um diese möglichst zu vermeiden, muss die Rein- 

 heit der verwendeten Flüssigkeit eine tadellose sein. Die in Luftpumpen her- 

 zustellende (Gu e ricke'sche) Leere kann niemals eine vollkommene sein, denn 

 wenn die Kubikinhalte des Stiefels einer Luftpumpe mit a, des Recipienten (sammt 

 den Kanälen) mit b und des sogenannten schädlichen Raumes mit c bezeichnet 

 werden, so ist nach n alternirenden Kolbenbewegungen die Dichte der noch vor- 

 handenen Luft, deren Dichte anfänglich gleich der Einheit war, noch gleich 



( -b y +_^ri _ ( b y-j 



la-fb-f-c/ ^a-fcL Va+b + c/J 



Dieser Werth würde also erst für ein unendlich grosses n und für c = zu Null 

 werden. Ueber die Torri ce 11 i'sche Leere haben W. Fö rs ter [31 j und G run- 

 mach (32J feinere Untersuchungen angestellt; die Methode und ihr nächstes Re- 

 sultat kennzeichnet Letzterer (a. a. 0.) mit diesen Worten: „Um Sicherheit zu 

 haben, dass über der (Quecksilbersäule sich ein vollkommenes Vakuum befinde, 

 d. h. da.ss der dortselbst noch etwa ausgeübte Druck einzig und allein durch 

 Quecksilberdämpfc ausgeübt werde, wird oben an die Barometerröhre eine Gei ss- 

 ler sehe RöJjre angeschmolzen . . . Der Betrag des von den Quecksilberdärapfen 

 au.'^geübten Druckes ist übrigens nach E. B, Hagen's Versuchen ein geringerer, 

 als nach flen R egn a u 1 tischen Formeln angenommen werden sollte." 



