II, §. 1. Die Instrumente. 97 



oder Röhren unter Einwirkung einer beliebigen Druckkraft sich derart 

 biegen, dass innerhalb gewisser Grenzen die Biegung dem Drucke 

 proportional bleibt. Das Holosterik besteht aus einer luftleer gemachten 

 Metalldose ; der Deckel derselben ist elastisch und wird durch den 

 wachsenden Luftdruck mehr und mehr in das Innere hereingedrückt, 

 während ein Hebelwerk diese Bewegung auf einen längs einer Skale 

 spielenden Zeiger überträgt. Das Metallbarometer besteht aus einer 

 luftleeren kreisförmigen Messingröhre AB (Fig. 25), deren Mitte C 

 befestigt ist, während die freien Enden 

 A und B bei wachsendem Drucke der 

 Luft sich einander nähern, bei abneh- 

 mendem sich von einander entfernen. 

 Die Art der Uebertragung auf den 

 Zeiger D ist aus der Figur ersichtlich. 

 Aneroide werden neuerdings mit grosser 

 Vollkommenheit hergestellt; wie viel 

 dieselben leisten, ersieht man sehr gut 

 aus der Monographie vonHöltschl [33]. 

 Die meistversprechende Verbesserung, 

 welche diese Gattung von Instrumenten 

 erfuhr, ward ihr durch die von Kohl- 

 rausch eingeführten Variations- 

 barometer zu Theil [34], Der luft- 

 leere Metallring eines Bourdon 'sehen 



Aneroides ist hier mit dem einen Ende an einem Halter fest ange- 

 schraubt, während das andere an einen kleinen Spiegel stösst, welcher 

 selbst wieder an einem Streifchen Pendelstahl aufgehängt ist. An 

 diesen Spiegel ist ein Flügel angelöthet, welcher die Schwingungen 

 dämpfen soll und deshalb in Glycerin eintaucht. Die Skale der (Pog- 

 gendorff'schen) Spiegelablesung ist 3 m vom Spiegel selbst entfernt, 

 und da 25 Skalentheile auf 1 Millimeter des gewöhnlichen Quecksilber- 

 barometers kommen, so ist die Genauigkeit der Ablesung eine sehr 

 grosse. Die Empfindlichkeit des Werkzeuges war genügend, um die 

 kleinen Druckschwankungen zu kontroliren, die einem Gewittertage 

 eigenthümlich sind. Auch Röntgen hat, wie Kohlrausch bemerkt [35], 

 «in Barometer mit Spiegel in Aussicht gestellt ; nicht minder sind für 

 die Konstruktion der Aneroide von anderer Seite her neue und be- 

 achtenswerthe Gesichtspunkte aufgestellt worden *). 



d) Hygrometer und Psydirometer. Eine kaum minder wichtige 

 Klasse von meteorologischen Instrumenten sind diejenigen, welche dazu 

 dienen, die Luft auf ihre absolute oder relative Feuchtigkeit zu prüfen. 

 Lange Zeit hindurch waren die hiezu angewandten Apparate allerdings 

 nicht Hygrometer im strengen Wortsinne, sondern blosse Hygro- 

 skope; sie zeigten an, dass der Wasserdampf der Luft stärker oder 



*) Nach S c h w i r k u s , der im Auftrage der Normal - Aichungs - Kommission 

 die Unzulänglichkeit der Aneroide zu erforschen hatte [36], beruht dieselbe, wenig- 

 stens für die Holosteriks, hauptsächlich in der ungemein geringen Eigenbewegung 

 der Büchse und in der viel zu sehr ausgesprochenen Neigung zu elastischen Nach- 

 wirkungen. Es wird deshalb auf das Princip der Flächenentlastung hingewiesen; 

 man bringt zwei Büchsen an, deren grössere der Luftdruck eindrückt, während 

 er die kleinere blos in die Höhe zieht. 



Günther, Geophysik. II. Band. 7 



