IL 



1. Die Instrumente. 



99 



ist eben das für uns Wichtige. Sind nämlich bei bmm Barometerstand 

 ti und to die Angaben des trockenen und des benetzten Thermometers^ 

 e, und e;, die diesen Temperaturen entsprechenden Spannkräfte des 

 Wasserdampfes, so ist für gewöhnlich nach den von August ent- 

 wickelten Formeln 



E = e.o — 0.000804 b (ti — to), 

 dann aber, ^Yen^ die Wasserhülle der benetzten Kugel gefroren ist^ 



E = eo — 0,000748 b (t^ — to) • 



die absolute Feuchtigkeit, während — die relative Feuchtigkeit vor- 

 stellt. August's Psychrometer leistet somit Alles, was von einem 

 Feuchtigkeitsmesser zu fordern ist. 



e) OnLbrometer. Dieselben (auch Udometer oder Hyetometer 

 genannt; dienen zur Messung der als Regen oder Schnee ausgeschie- 

 denen Wassermengen : dass zwischen diesen beiden Xiederschlagsformen 

 kein Unterschied gemacht wird, ist wohl an sich klar. Bei keinem 

 anderen Instrumente ist die Geschichtsforschung eine gleich geringe 

 Verschiedenheit der Konstruktionsmodalitäten nachzuweisen im Stande, 

 im Ganzen machte man es von jeher so, wie man es noch heute macht, 

 und wie es nachstehend beschrieben wird [50 j. Ein nach oben offenes 

 Gefäss S (Fig. 26) wird unten durch einen Trichter T mit dünner 

 Röhre abgeschlossen, durch welche man 

 nach der bestimmten Zeit den Gesammt- 

 inhalt des Regen- oder Schmelzwassers 

 in das Mess glas M ablassen kann. Fehler- 

 quellen sind für die Ombrometer in leider 

 ziemlich reichlicher Menge vorhanden, 

 Dines verglich z. B. [51] die Regen- 

 quanta , welche von zwei verschiedenen 

 Regenmessern gehefert wurden , deren 

 einer nahe dem Erdboden, der andere 

 aber 15 m hoch, anf der Plattform eines 

 Thurmes, seinen Aufstellungsplatz hatte. 

 Das Verhältniss der beiden Meno*en war 



100 



Fig-. 26. 



M 

 ■r-20 



im Verlaufe eines Jahres = 



12" 



Dines hält dafür, dass die Diffe- 



renz 27 durch den in höheren Regionen stärker wehenden Wind ver- 

 anlasst sei, der Wirbelbewegungen um den Apparat' herum veranlasse 

 und den Regen seitwärts abtreibe. Aehnliche Wahrnehmungen über 

 die Unsicherheit der gewöhnlichen ombrometrischen Messungen hat die 

 Expedition gemacht, welche nach dem Kingawa-Fjord entsandt war. 



f) Ozonometer. Die praktische Ozonometrie hat sich trotz der 

 Bemühungen eines Osann [52], Prestel, Lender u. a. nur wenig 

 über den von dem Entdecker vSchönbein (Kap. I, §. 2) bereits erreichten 

 Standpunkt erhoben. Xoch immer werden der Luft sogenannte Ozon- 

 papiere ausgesetzt, welche, je nachdem die Ozonreaktion der Atmo- 

 sphäre eine mehr oder minder starke ist, eine mehr oder minder starke 

 blaue Färbung erfahren. Zur Vergleichung dient gewöhnlich noch die 

 Schönbein "sehe Skale. ^Wir sind aber gegenwärtig noch nicht im 

 Stande, den , Ozongehalt' der Luft wirklich zu messen, und die bis- 



