102 Fünfte Abtheilung. Atmosphärologie. 



den Metallthermometern wird demnächst bei den Selbstregistra- 

 toren eingehender zu sprechen sein; den Anfang^ diese schon damals 

 nicht mehr neuen Instrumente wirklich brauchbar für Messungszwecke 

 zu gestalten, dürfte wohl der Schotte Fitzgerald [67] gemacht haben, 

 indem er vier Metalllamellen kreisförmig aneinanderlöthete — das 

 Princip von Prinsep's Pyrometer — und die Bewegungen des Endes 

 von einem Hebelwerk auf einen Zeiger übertragen Hess. 



§. 2. Meteorographen. So oder auch meteorologische Auto- 

 maten und Selbstregistratoren nennt man jene Vorrichtungen, 

 welche entweder gewisse extreme Werthe der meteorologischen Ele- 

 mente oder auch deren laufende Werthe — sei es für gewisse be- 

 stimmte Termine, sei es kontinuirlich — aufzuzeichnen bestimmt sind. 

 Die Anfangsstadien in der Konstruktion derartiger Instrumente markirt 

 jenes hodometrische Princip, dessen wir oben bei den Windfliigeln 

 Erwähnung zu thun hatten. Speziell für das Element der Wärme ist 

 man schon frühzeitig von einem anderen Gesichtspunkte ausgegangen, 

 wie Ruther ford's 1794 erfundenes Maximum- und Minimumthermo- 

 meter [68] beweist. Auf demselben Brettchen sind zwei gewöhnliche 

 Thermometer so angebracht, dass die parallelen Axen der Röhren hori- 

 zontal zu liegen kommen. Das Maximumthermometer ist mit Queck- 

 silber gefüllt, und dieses Metall wird bekanntlich vom Glase abge- 

 stossen, so dass sich ein sogenannter Meniskus bildet; unmittelbar 

 vor diesem, die Wölbung tangirend, liegt ein kleiner Stahlstift. Das 

 sich ausdehnende Quecksilber schiebt denselben immer vor sich her, 

 und wenn es sich wieder zurückzieht, so bleibt der Stift an dem 

 Punkte liegen, welcher für den Beobachtungstermin — gewöhnlich ist 

 es ein Tag — die höchste Temperatur repräsentirt. Der Weingeist, 

 mit welchem das Minimumthermometer gefüllt ist, steht umgekehrt zu 

 der Glaswand im Verhältnisse der Kapillarattraktion; legt man also 

 in die Flüssigkeit ein Glasstäbchen so, dass es die Kapillarhaut im 

 Mittelpunkte der Konkavität berührt, so wird dasselbe von eben jenem 

 Häutchen beim Rückgange des Alkohols selbst mit zurückgenommen 

 imd bleibt am Pimkte der niedrigsten Temperatur ruhig liegen. Als 

 Verbesserungen dieses noch jetzt vielfach gebrauchten Werkzeuges 

 können das Six'sche und in noch höherem Grade das Kappeller'sche 

 Maximum- und Minimumthermometer gelten, welch' letzteres nach 

 Breitenlohne r's Beschreibung aus zwei durch einen kapillaren Queck- 

 silberfaden getrennten Weingeiströhren besteht und sich durch beson- 

 ders leichte Ablesbarkeit auszeichnen soll [60]. Ein Magnet führt die 

 Indices, wenn der Beobachttmgszeitraum verflossen ist, wieder auf 

 ihren richtigen Stand zurück. 



Kreil's Registrirapparate waren demselben Grundsatze angepasst, 

 nach welchem wir (I. Band, S. -^87) bereits seinen Seismographen ein- 

 gerichtet sahen [70]. Bei Kr eil war zunächst Papier die Masse, in 

 welche der SchreibgrifFel seine Kurven einzeichnete, Lamont aber 

 fand es [71] vortheilhafter, einen Stahlstift an einer berussten, rotiren- 



von Jenen eines im Ständer befindlichen Thermometers kaum V^" abweiciien [651. 

 Assmann sclilägt vor |G0|, in ähnliclier Weise auch am Sc hl eud erpsy chro- 

 meter zu beobachten. 



