II, §. 2. Meteorographen. 103 



•den Walze hingleiten zu lassen. Auch Hipp und Wild verfuhren 

 ähnlich bei ihrem selbstregistrirenden Metall thermometer, welches in 

 €iner anderen Beziehung auch lebhaft an das in §. 1 geschilderte 

 Kohl rausch 'sehe Variationsbarometer erinnert; das eine Ende einer 

 vielfach gewundenen Spirale ist fest eingeklemmt, während das andere 

 eine Nadel führt, welche die Ausdehnung der Spiralfeder auf die Ober- 

 fläche des drunter gleitenden Papieres überträgt und auf ihm sozusagen 

 den Gang der Tagestemperatur verzeichnet [72]. Natürlich bedarf es 

 dann noch einer kleinen mathematischen Betrachtung, um aus dem 

 Abstand der markirten Punkte auf die entsprechende Temperatur 

 schliessen zu können [73]. Hier ist die Kurve also keine stetige, 

 vielmehr setzt sie sich erst aus einzelnen diskreten Punkten zusammen, 

 und das Princip des abrollenden Papierstreifens ist im Wesentlichen 

 ganz das des Morse 'sehen Telegraphen. Wild hat für das Berner 

 Observatorium ähnlich gebaute Barometer, 'Ombrometer, Hygrometer 

 ■und Anemometer ausführen lassen. Secchi war wohl der Erste, der 

 die verschiedenen Selbstregistratoren gewissermassen als Theile eines 

 einzigen Universalapparates, eben des Meteorographen, darzustellen 

 wusste [74] ; bei seinem Barometer ward der Luftdruck nicht durch 

 die Länge der Säule, sondern durch das veränderliche Grewicht der 

 Quecksilbermasse gemessen (Wagebarometer), und durch Anwen- 

 dung des aus der Dampfmaschinenlehre bekannten Watt'schen Par- 

 ^llelogrammes*) ward es ermöglicht, die Bewegung des Schreib- 

 stiftes zu einer geradlinigen zu machen. Schreiber dehnte Secchi's 

 Methode der Wägung auch auf die Wärmemessung aus und erfand [76] 

 ein aus dünnwandigem Kupferbleche gefertigtes Luftthermometer. Das- 

 selbe ist durch eine Bleiröhre mit einem oben geschlossenen Glasrohre 

 verbunden, welches theilweise mit Quecksilber gefüllt ist. Unten offen, 

 taucht die Thermometerröhre ebenfalls in ein Quecksilbergefäss. Da 

 die oben geschlossene Röhre äquilibrirt über einer leicht beweglichen 

 Rolle hängt, so wird jede Ausdehnung der Luft, welche auch einen Aug- 

 tritt von Quecksilber im Gefolge hat, den Gleichgewichtszustand ändern, 

 und die Vorrichtung des Selbstregistrirens kann ganz in derselben Art 

 und AVeise angebracht werden, wie bei'm Wagebarometer. Zu hoher 

 Vollendung ward die Idee des automatischen Aufzeichnens gebracht 

 durch den Schweden Theorell [77] und durch den Niederländer 

 van Rysselberghe [78]. Die Maschine des Ersteren druckt sofort 

 die Angaben der einzelnen Instrumente in Ziffern und macht dadurch 

 irgendwelche Reduktionen überflüssig. Windfahne, Windstärkemesser, 

 Psychrometer, Barometer und Thermometer sind jeweilig an der für 

 sie passenden Stelle untergebracht und stehen mit dem Hauptapparate 

 in elektrischer Verbindung, durch welche ausschliesslich die Beob- 

 achtungszeiten notirt werden. Täglich erhält man solchergestalt 96 



*) Diese geistreich ausgedachte Stangenverbindung verwandelt allerdings 

 die rotatorische Bewegung nur annähernd genau in eine translatorische ; wie gross 

 die Abweichung ist, hat v. Langsdorf berechnet [75]. Die Fortschritte der 

 geometrischen Kinematik in der Neuzeit — es genüge, die Namen Peaucellier, 

 Liguine, Laisant, Burmester zu nennen — haben es jedoch möglich ge- 

 macht, durch eine Kombination von Stäben Bewegungsmechanismen fertigzustellen ^ 

 durch welche der von James Watt angestrebte Zweck in aller Strenge er- 

 reicht wird. 



