Iß4 Fünfte Abtheilung. Atmosphärologie. 



Mängeln behaftet erkannt worden. Derselbe fand nämlich^ dass die 

 Geschwindigkeit des Flüssigkeitsstrahles eine allzu veränderliche sei, 

 dass eine ausreichende Isolirung des Metallbechers sich kaum durch- 

 führen lasse, und dass eine selbst nur annähernde Schätzung der durch 

 Zerstreuung verloren gehenden Elektricitätsquanta zu den Unmöglich- 

 keiten gehöre. Von all' diesen Nachtheilen ziemlich frei ist Pal- 

 mieri's Bifilarelektrometer, welchem wohl die nächste Zukunft 

 gehört ; wir setzen hier dessen Eigenthümlichkeiten in möglichst engem 

 Anschlüsse an des Erj&nders eigene Worte [10] auseinander. Die 

 wesentlichen Bestandtheile des Apparates, welche Fig. 41 uns vorführt, 

 sind in einer Glasbüchse eingeschlossen, welche — die in's Glas ein- 

 geätzte Kreistheilung mit inbegriffen — völlig mit jener einerlei ist, 

 welche Jedermann von der Coulomb 'sehen Torsions wage her kennt. 

 Die Ablesung erfolgt nach den bekannten Poggendor ff 'sehen Prin- 

 cipien, indem an der Drehungsaxe in i ein Spiegelchen angebracht 

 ist. dd bedeutet in unserer schematischen Zeichnung den Boden des 

 Glascylinders ; dieser Boden ist central durchbohrt, und in die Lücke 

 ist eine kurze, selbst aber ebenfalls durchbohrte Röhre bb von Krystall 

 eingeschmolzen. Die Höhlung erfüllt ein aus ausgezeichnet isolirender 

 Mastixmasse verfertigter Stab aa, und durch diesen geht wieder ein 

 Kupferdraht cc hindurch, der an seinem unteren — aus der Büchse 

 herausragenden Ende — den leichten Metallstab f, an seinem oberen 

 aber ein Schüsselchen r aus vergoldetem itupfer trägt ; weiter unten 

 ist an cc der Doppelarm ee angebracht. Im Inneren des Schüsselchens r 

 hängt eine etwas kleinere Aluminiumscheibe t, durch deren Mittel- 

 punkt i — zugleich (s. o.) den Träger des Ablesungsspiegels — ein 

 sehr feiner Aluminiumdraht gg hindurchgezogen ist. i nun ist bifilar 

 an dem oberen Ende des Glasrohres befestigt, welches auf die Glocke 

 aufgesetzt ist; die Aufhängung wird durch Schrauben so geregelt, 

 dass die Aluminiumscheibe genau im Mittelpunkte der kleinen Aus- 

 höhlung r einspielt, und dass zugleich der Zeiger g dem Nullpunkt 

 der Gradeintheilung gegenüber steht. Diess ist die richtige Adjusti- 

 rung. Wird der Draht f mit einem geladenen Körper berührt, so 

 wird der Zeiger um eine Anzahl Grade abgelenkt, alsdann aber dreht 

 er sich zurück und verharrt in dieser seiner neuen Stellung. War er 

 anfänglich um a°, und ist er nachgerade um b° vom Nullpunkt ent- 

 fernt, so ist a in Palmieri's Sprechweise der impulsive Bogen, 

 b der definitive Bogen; nimmt man an, dass der erstere Bogen 

 der dem Drahte f übermittelten Elektricitätsmenge direkt proportional 

 ist, so besteht eine mathematische, von Battaglini ausgemittelte Be- 

 ziehung zwischen impulsivem und definitivem Bogen [11]. D e r i m- 

 pulsive Bogen selbst aber ist proportional dem 

 Potentiale der atmosphärischen Elektricität (vgl. 

 I. Band, S. 165). 



Es übrigt nur noch anzugeben, wie mit diesem Instrumente die 

 Elektricität in verschiedenen Höhen über der Erdatmosphäre geprüft 

 werd(;n kann. Es genügt aber, zu sagen, dass ein durch die Decke 

 des Beobachtungsraumes hindurch geführter langer Konduktorstab 

 durch einige mit der Hand leicht zu regierende Schnurläufe rasch auf- 

 und abbewegt werden kann, während sein unteres Ende einerseits mit 

 dem Bifilarelektrometer, andererseits mit einem Bohnenberger'- 



