III, §, 4. Tiefsee-Thermometer. 353 



Die nachfolgende Beschreibung stützt sich theilweise auch auf die de- 

 taillirten Schilderungen des offiziellen deutschen Handbuches [19]. 



a) System Neumayer. Dieser sinnvolle Registrirapparat, dessen 

 Ausführung indess^ soweit uns bekannt, noch nicht nach Wunsch ge- 

 diehen ist, beruht auf der photographischen Abbildung der Quecksilber- 

 säule eines gewöhnlichen Thermometers [20]. Eine Gei ssler 'sehe 

 iiöhre ist in dem in's Wasser versenkten Gehäuse neben dem Thermo- 

 meter angebracht, und durch Schliessung eines Stromes kann in ersterer 

 ein elektrischer Funke zum Ueberspringen gebracht werden. Die 

 Röhre des Thermometers wird durch den Funken erleuchtet, ihr Schatten 

 fällt auf Talbot'sches Papier; dasselbe ist auf eine Trommel auf- 

 gewickelt, die mittelst Uhrwerk in bestimmter Zeit sich einmal um- 

 dreht. Auch die Skala bildet sich richtig ab, wenn nur für eine 

 genaue parallele Stellung der Axen beider Röhren Sorge getragen ist. 

 Neumayer ist der Meinung, dass durch das Leuchten keine mess- 

 bare Erwärmung herbeigeführt wird, während allerdings Gintl (Prager 

 Technische Blätter, 1874. S. 64) die hier angedeutete Gefahr einer 

 Fehlerquelle nicht für ausgeschlossen erachtet. Michaelis hat die 

 momentane Funkenwirkung durch eine Glühlichtlampe ersetzt, nach- 

 dem er sich vorher durch viele Versuche von der photographischen 

 Kraft dieser Art von Licht überzeugt hatte [21]. 



b) System Miller-Casella. Wir haben es hier zu thun mit einer 

 Verbesserung der gewöhnlichen Registrirthermometer (S. 102 ff.j 

 dieses Bandes. Die Thermometerröhre hat eine U-förmige Krümmung 

 und ist an dem einen Ende bedeutend, an dem anderen dagegen sehr 

 wenig erweitert. Der als thermoskopische Substanz dienende Al- 

 kohol füllt die grosse Ausbauchung gänzlich, die kleinere aber 

 nur zum Theile aus und ist in der Gegend der Umbiegung durch 

 einen Qiiecksilberfaden getheilt. Wenn sich nun die Temperatur ändert, 

 so dehnt sich der Inhalt beider Erweiterungen aus oder er zieht sich 

 zusammen, und da somit auf die Endflächen des Quecksilbercylinders 

 ein verschieden starker Druck ausgeübt wird, so muss das Quecksilber 

 in dem einen Schenkel sinken, in dem anderen steigen. Die beiden 

 Schenkel sind in Folge dessen durch die Aufschriften „Wärme" und 

 „Kälte'' charakterisirt, und je nachdem die Säule in einem der beiden 

 ihren höchsten Stand erreicht hat, wird die Maximal- und Minimal- 

 temperatur angezeigt. In jedem Schenkel ruht auf dem Meniskus des 

 Quecksilbers ein Eisenstiftchen, welches von der Flüssigkeit fort- 

 geschoben wird, bei deren Zurückweichen aber nicht herabtällt, da 

 elastische Härchen dasselbe an der Glaswand festhalten. Mit Hülfe 

 eines Magneten werden diese Indices, ehe der Apparat in's Wasser 

 gelassen wird, auf ihren normalen Stand herabgezogen. 



c) System Negretti-Zambra. Bei demselben wird, wie die Erfinder 

 hervorheben [22], direkt diejenige Temperatur bestimmt, welche zur 

 Zeit der Beobachtung gerade an jenem Punkte besteht, bis zu welchem 

 das Instrument gelangt ist. Fig. 69 zeigt, durch welche Mittel dieser 

 Zweck erreicht wurde. Die Thermometerröhre hat jetzt eine Biegung, 

 wie ein auf dem Kopfe stehendes U, bei a finden wir eine Verenge- 

 rang, bei c eine nach beiden Seiten langsam verlaufende Erweiterung 

 vor. Dass das Thermometergefäss d in eine selbst wieder grössten- 

 theils mit Quecksilber angefüllte Glaskapsel e eingesetzt ist, hat ledig- 



Güntlier, Geophysik. II. Band. 23 



