354 



Sechste Abtheilung. Oceanographie und. oceanische Physik. 



lieh den prophylaktischen Zweck, die direkte Einwirkung des starken 

 hydrostatischen Diuckes hintanzuhalten. Nachdem das Rohr graduirt 

 ist; füllt man, ehe man zum eigentlichen Gebrauche schreitet, durch 

 Umdrehung des Apparates alles vorhandene Quecksilber 

 Fig. 69. in jene Seite der Röhre hinüber, auf welcher sich auch 

 das Gefäss befindet. Wenn man dann das in ein Messing- 

 gestell eingesetzte Thermometer an jene Stelle ge- 

 bracht hat, deren Erwärmungszustand man erkennen 

 will, lässt man es daselbst solange ruhig stehen, als 

 man ihm zur Akkommodation an die Umgebung Zeit 

 lassen will, und holt es dann wieder ein. Die erste 

 Bewegung dieser Art veranlasst aber eine im Gestelle 

 unter dem Thermometer angebrachte Schraube dazu, 

 das letztere um seine Axe zu drehen, dadurch reisst 

 das Quecksilber bei a ab und fliesst hinüber nach dem 

 anderen Schenkel, wo nunmehr b den höchsten Punkt 

 des abgerissenen Stückes markirt. Weiter kann sich 

 das Thermometer nicht drehen, da sich gleich wieder eine 

 Hemmung einschiebt. — Manchen Vorzügen dieses 

 Instrumentes stehen auch Mängel entgegen, deren haupt- 

 sächlichster wohl der ist, dass ein heftiges Schaukeln 

 des Schiffes die Umdrehung des Thermometers ganz 

 leicht schon in einem Zeitpunkt veranlassen kann, da 

 man eigentlich eine solche noch nicht bewirkt haben 

 will. J. Wolf, Luksch und Köttstorfer ertheilen 

 deshalb den Rath, „Negretti-Zambra und Miller- 

 ö^VWV Hi Casella vereint zur Anwendung zu bringen" [23]*). 



§. 5. Allgemeine Sätze über die Wärmevertlieiluiig 

 im Meere. Um nun mit Hülfe der vorstehend be- 

 schriebenen Werkzeuge nicht blos gelegentliche Daten, 

 sondern systematisch verwerthbare Zahlwerthe zu er- 

 halten **) , nimmt man mit denselben sogenannte 

 Reihentemperaturen [26]. Man senkt das Ther- 

 mometer ein bis zu einer Tiefe von beiläufig 2700 m, 

 über die hinaus die Temperatur erfahrungsmässig ziem- 

 lich konstant bleibt, und lässt nun stets wieder andere 

 hinab und jeweils nach 100 m (50 Faden) zurückgelegter Vertikal- 

 distanz stille stehen, um eine neue Aufzeichnung zu erhalten. Für 

 die Schicht zwischen der Oberfläche und 100 m Tiefe nimmt man eine 

 Anzahl von Bestimmungen in beliebigen Abständen vor. Mit An- 

 wendung dieses einfachen , sich gleichsam von selbst darbietenden 



*) Werner Siemens' Gedanke, dass man die verschiedenen Seetempera- 

 turen durch die Verschiedenheit elektrischer Leitungswiderstände ersichtlich machen 

 könne, ist theoretisch unangreifbar, doch hat der „Ohallenger" den Nachweis er- 

 bracht, dass schon ein schwacher Seegang der praktischen Verwerthung dieses 

 Gedankens hinderlich wird [24J. 



^***) Richtigen Anschauungen darüber, dass nur in verschiedenen Tiefen kon- 

 sequent gemessene Wärmen einen wissenschaftlichen Werth besässen, begegnet 

 man in einer fast nirgends citirten Abhandlung [25] von Castberg, welche 

 demnach der Vergessenheit entrissen sein möge. 



