LES SISMOGRAPHES 35 



On dispose de l'agrandissement, ou multiplica- 

 tion, suivant les besoins. Ordinairement compris 

 entre 10 et 20 fois le mouvement réel, il peut 

 atteindre plusieurs centaines ou même plusieurs 

 milliers de fois dans les appareils destinés par 

 exemple à l'enregistrement des pulsations du sol 

 dues à d'autres phénomènes d'origine non sis- 

 mique, déjà plusieurs fois signalés, ou les « tachy- 

 sismes ». 



En même temps, on a décomposé le mouvement 

 sismique suivant une certaine direction, celle de la 

 perpendiculaire à la tige, et deux dispositifs sem- 

 blables donneront séparément ses composantes 

 suivant deux directions perpendiculaires entre 

 elles, et il suffira de les recomposer à chaque 

 instant pour remonter à la projection horizontale 

 de la trajectoire de la particule terrestre. Prati- 

 quement ces deux directions seront le méridien et 

 le parallèle du lieu d'observation, ou leurs bissec- 

 trices nord-est et sud-est. Mais, dans un lieu situé 

 au voisinage d'un grand trait de la surface ter- 

 restre, comme une chaîne de montagnes, ou un 

 accident géologique d'importance, il est à con- 

 seiller d'adopter leur direction et sa perpendicu- 

 laire. On pourra peut-être ainsi dévoiler leur 

 influence sur la genèse et la propagation des trem- 

 blements de terre delà région. 



Cette disposition en entraîne forcément une 

 autre complémentaire, sans laquelle le diagramme 



