36 LA SISMOLOGIE MODERNE 



serait beaucoup plus illisible qu'antérieurement, 

 puisqu'il se réduirait à un trait, la pointe du style 

 ne pouvant décrire autour de son axe vertical que 

 de petits arcs de cercle qui se recouvriraient les 

 uns les autres sur le plan horizontal enregistreur 

 recouvert d'une couche de noir de fumée. Tout ce 

 qu'on en pourrait tirer, ce serait l'amplitude 

 maxima. Il faut donc donner au plan enregistreur 

 un certain mouvement continu, qui séparera les 

 diverses oscillations de la particule en contact 

 avec la pointe du style. A cette fin, on a d'abord 

 employé une plaque de verre enfumé tournant 

 excentriquement; ce dispositif est abandonné, on 

 se sert d'un tambour cylindrique dont le mouve- 

 ment de rotation sur son axe propre entraîne celui 

 d'une bande de papier enfumé. Tant que le sol 

 ne tremble pas, le style trace une section droite 

 du cylindre, en développement une droite, mais 

 vienne une secousse, il tracera une courbe ondu- 

 lée, ou sinusoïdale, allongée sur la section droite 

 en question et pour chacun des éléments de laquelle 

 on pourra mesurer l'amplitude et la période en 

 tenant compte de la vitesse de rotation du papier 

 et de la multiplication. L'heure se déduira du 

 nombre de tours et fractions de tours décrits 

 depuis la mise en place du papier. Il faudrait donc 

 un appareil auxiliaire pour compter les tours, 

 mais on pourra éviter l'emploi de cet appareil 

 en montant le tambour sur un axe fileté qui lui 



