LES SISMOGRAPHES 37 



donnera un mouvement de translation. Dès lors, 

 le style décrira une hélice sur le tambour, et le 

 nombre de spires et de fractions de spires don- 

 nera le temps. On complète le système et on sim- 

 plifie la mesure du temps, en la rendant plus exacte 

 aussi, en faisant frapper les heures et les minutes 

 sur le papier enfumé par un mécanisme relié à 

 une horloge électrique à contacts. L'on obtiendra 

 ainsi, sans calculs, l'instant et la durée d'un élé- 

 ment quelconque du mouvement sismique. 



La vitesse de rotation du tambour sera déter- 

 minée suivant le genre de recherches que l'on se 

 propose. La plus convenable à l'ordinaire est celle 

 qui correspond à un mouvement de 15 millimètres 

 à la minute à la surface du cylindre, ou à un quart 

 de millimètre par seconde, mouvement qui laisse 

 un espace suffisant entre les oscillations différentes 

 tracées par une fine pointe. Pour l'étude des vibra- 

 tions rapides, on peut aller jusqu'à doubler cette 

 vitesse, soit 30 millimètres par minute. Au delà 

 il s'agit d'appareils spéciaux qui ont l'inconvé- 

 nient de transformer les rapides oscillations en 

 larges ondulations dont l'analyse se trouve singu- 

 lièrement compliquée de ce fait. On a construit des 

 appareils dans lesquels la rotation ne se produit 

 qu'au moment de la secousse terrestre, ou bien 

 augmente à cet instantmême; ce sont là des instru- 

 ments rarement employés. 



L'enregistrement mécanique par une pointe 



