46 



Genauigkeit der Resultate ab. Damit ein Jeder beur- 

 theilen könne, welches Zutrauen unsere Messungen ver- 

 dienen, haben wir geglaubt, zunächst die einzelnen Theile 

 unseres Apparates ausführlich beschreiben, so wie auch 

 die Felilerquellen, welche auf unsere Resultate Einflufs 

 gehabt haben könnten, andeuten zu müssen. 



Zu unsern Versuchen haben wir die Canton'sche, 

 von Oersted vervollkonimte Methode angewandt. Sie 

 besteht, wie schon gesagt, darin, dafs man die Flüssig- 

 keiten in Instrumente einschliefst, die wir der Kürze hal- 

 ber Piezometer nennen wollen, und der Form nach gro- 

 fsen, oben offenen Thenaometern ähnlich sind. Nachdem 

 wir aus einer sehr grofsen Anzahl capillarer, ungefähr 

 einen Meter langer Röhren diejenigen ausgewählt hatten, 

 die auf eine Länge von zwei bis drei Decmieter für vollkom- 

 men cylindrisch gehalten werden konnten, theilten wir sie 

 mittelst einer beweglichen Säule Quecksilber in drei oder 

 vier Theile von gleichen Volumen, so dafs eine dieser 

 Abiheilungen den cylindrischen Theil der Röhre einnahm. 



Hierauf schmolzen wir an eines ihrer Enden einen 

 langen cylindrischen Behälter (Fig. 1. Taf. II.) rs an, der 

 sich bei s in eine feine und offne Spitze verlief. Durch 

 sehr genaue Wägimgen ermittelten wir das Volumensver- 

 hältnifs zwischeu dem Behälter und dem der cylindrischen 

 Theilung der capillaren Röhre. Dazu füllten wir zu- 

 nächst den Behälter mit Quecksilber bis zum ersten Theil- 

 strich auf der Röhre; darauf gössen wir'diefs Quecksil- 

 ber in ein Schälchen und wogen dasselbe. Zur Erleich- 

 terung dieser Operation diente die offne Spitze s am Re- 

 servoir. 



Um das Volumen der cylindrischen Abtheilung zu be- 

 stimmen, brachten wir zunächst in die Capillarröhre eine 

 Saide Quecksilber, von gleicher Länge mit den vier an 

 Volumen gleichen Abtheilungen, und wogen darauf diefs 

 Quecksilber auf einer sehr empfindlichen Wage. Das 

 Viertel seines Gewichts gab mit grofser Genauigkeit das 



