48 



ist z, B., wenn man einen Tropfen Quecksilber in eine 

 horizontal befestigte, capillare Glasröhre bringt, oft ein 

 Druck von einem oder zwei Centmieter Quecksilber un- 

 zulänglich, um denselben zu bewegen, oder wenn er sich 

 bewegt, geschieht es nicht gleichförmig und stetig, son- 

 dern stofsweise. 



Wenn man einen Index von Quecksilber gebraucht, 

 so giebt die Beobachtung fast immer eine andere Zu- 

 sammenziehung als die, welche die Flüssigkeit des 

 Piezometers erleidet. Da überdiefs der innere Druck 

 nicht mehr dem äufsern gleich ist, so leidet die Form 

 der Wände, und wie wenig diefs auch sejn mag, so 

 reicht es doch hin, um die Resultate so empfindlicher 

 Versuche abzuändern. Aufserdem wird dieser Index durch 

 die Flüssigkeiten in Kügelchen getheilt, und bei raschen 

 Compressionen geht er, vermöge der erlangten Geschwin- 

 digkeit, über den Punkt hinaus, den er erreichen solL 

 Endlich darf man nicht glauben, dafs dieser Index die 

 Flüssigkeiten hindere , sich an die Wände der Röhre an- 

 zulegen. 



Das so verfertigte Piezometer wird in einen dicken 

 Glascylinder CC (Fig. 2. Taf. II.) von 12 Decimeter 

 Länge gesteckt, welcher an einem Ende verschlossen und 

 am andern Ende mit einer Zwinge von Kupfer versehen 

 ist, in der sich eine Compressionspumpe bewegt Zur 

 Seite des Piezometers befindet sich ein Thermometer. 

 Das verschlossene Ende C des Glascylinders , welches 

 den Behälter und die Thermometerkugel enthält, ist 

 in einem metallenen Kasten, der mit 50 Cubicdecimeter 

 Wasser gefüllt ist, eingeschlossen. Wir haben dem 

 Wasser, wegen seiner grofsen Wärmccapacität, vor allen 

 übrigen Substanzen den Vorzug gegeben. Zu den Ver- 

 suchen, die bei einer etwas hohen Temperatur angestellt 

 wurden, setzten wir diesen Kasten in einen zweiten, grö- 

 fseren, und füllten den Zwischenraum zwischen beiden 

 mit Sand. Dieser Apparat hatte also hinlängliche Masse, 



um, 



