49 



um, während der zu den Versuchen nöthigen Zeit, eine 

 feste Temperatur zu behalten. Der Gylinder konnte 

 nach Belieben zur Seite des Kastens ein wenig gehoben 

 oder gesenkt werden, je nachdem man bei einer niedri- 

 gem oder höheren Temperatur als die des Zimmers expe- 

 rimentiren wollte. 



Aufser der Temperaturschwankung giebt es noch drei 

 Ursachen, welche die Anzeigen des Piezometers abändern 

 können, nämlich: die Adhäsion der Flüssigkeit zu den 

 Wänden, die Verringerung des Drucks in Folge der 

 Reibung der capillaren Saide, und endlich die geringe 

 Menge Luft, die an den Wänden des Glases haften ge- 

 blieben ist. 



Den ersten beiden begegnet man, wenn man die 

 Resultate bei zunehmenden Compressionen mit denen 

 bei abnehmenden vergleicht, und der letzteren, wenn 

 man die Flüssigkeit in dem Piezometer auskocht und 

 hohe Compressionen anwendet. 



Erster Versuch. Gesetz der Zusammen Ziehung von 

 Flüssigkeiten bei steigendem Drucke. 



Ehe wir zu den vergleichenden Versuchen mit ver- 

 schiedenen Flüssigkeiten übergingen, hielten wir es für 

 wichtig, durch einen vorläufigen, mit grofser Sorgfalt 

 angestellten Versuch zu bestimmen, ob die Zusammen- 

 ziehung der Flüssigkeiten ein allgemeines Gesetz befolge, 

 aus welchem man die Resultate des Versuchs vorausbe- 

 stimmen und, mittelst der bei einem Druck von we- 

 nig Atmosphären gemessenen Zusammenziehung, auf die 

 durch jeden andern Druck hervorzubringende, schliefsen 

 könnte. 



Da diese Untersuchung viele Sorgfalt in der Messung 

 des Drucks, vor allem wenn er grofs war, erforderte, so 

 gebrauchten wir bei derselben eine Säule Quecksilber, 

 welche in mehreren, bis zu einer Länge von 12,3 Metern 

 aneinander geschmolzenen Barometerröhren, aufgerichtet 



Annal. d. Physik. B. 88. St. 1. J. 1828. St. 1. D 



