50 



wurde. Das untere Ende dieser zusammengefügten Röhre 

 ging in einen Kasten von Eisenblech, der 0,1 Meter in 

 der Seite hielt, und mit Quecksilber gefüllt war. Dieser 

 Kasten stand durch eine Metallröhre in directer Commu- 

 nication mit dem Cylinder, welcher das Piezometer ent- 

 hielt. Der Stempel unserer Compressionspumpe hatte 

 27 Millimeter im Durchmesser, und einen Lauf von 

 645 Millimeter, reichte also hin, um das Quecksilber bis 

 zmn Gipfel der aufgerichteten P\öhre, deren Durchmes- 

 ser 5 Millimeter betrug, zu erheben. Wegen der Sen- 

 kung des Quecksilbersspiegels im Kasten, im Verhällnifs 

 seines Durchmessers zu dem der Röhre, wurden die Re- 

 sultate sorgfältig corrigirt. Das Piezometer, dessen wir 

 uns zu diesem Versuche bedienten, hatte auf einer Länge 

 von 47 Centimetern eine vollkommen cylindrische Röhre; 

 die Skale an demselben war in halbe Millimeter getheilt, 

 und so sauber, dafs man noch die Viertel ablesen komite. 



Da auf den Versuch eine ziemlich lange Zeit ver- 

 strich, so arbeiteten wir bei der Temperatur 0° C. , um 

 während des ganzen Versuchs eine constante Temperatur 

 zu haben. 



Die Resultate, die wir hiedurch beim destillirten 

 und durch Sieden von Luft befreitem Wasser erhielten, 

 waren folgende: 



Destilllrtes Wasser bei 0°. 





Zusammenziehung 





Zusammenziehung 



Druck 



bei 



Druck 



bei 



Atmo- 



steigendem sinkendem 



Atmo- 



steigendem sinkendem 



sphären. 



Druck. 



sphären. 



Druck. 





Halbe Millimeter. 





Halbe Millimeter. 



1 



42 



42 



9 



576 





2 



112 



115 



10 



640 



645 



3 



179 





11 



704 





4 



248 



250 



12 



771 



774 



5 



316 



319 



13 



836 





6 



381 



384 



14 



900 



902 



7 



447 





15 



967 





8 



510 



514 









