56 



Versuche sehen, indem sie eine öftere Wiederholung der 

 Beobachtungen gestattet, und dadurch so feinen Versu- 

 chen "wie diesen die nölhige Sicherheit giebt. 



Nachdem wir die Zusammendrückbarkeit des Was- 

 sers und Schwefeläthers mit Sorgfalt bestimmt hatten, 

 waren vergleichende Versuche mit verschiedenen Flüs- 

 sigkeiten unser Hauptziel. Bei dieser Untersuchung be- 

 dienten wir uns zur Messung des Drucks eines Luft- 

 Manometers; gaben ihm aber eine solche Einrichtung, 

 dafs seine Anzeigen stets vergleichbar und möglichst über- 

 einstimmend waren. 



Bei einigen vorläufigen Versuchen brachten wir diefs 

 Manometer in den horizontalen Cylinder. Hiedurch 

 wurde die von dem Manometer angezeigte Compression 

 genau dei jenigen gleich, welche die Flüssigkeit im Pie- 

 zometer erlitt. Bei einer langen Reihe von Versuchen 

 ist aber diese Methode unzweckmäfsig. Das Innere der 

 Röhre wird bei der Compression bald feucht, und als- 

 dann zertheilt sich sein Quecksilber -Index in mehrere 

 Stücke. Da überdiefs der Cylinder, aber nur einem 

 Theil seiner Länge nach, auf sehr verschiedene Tempe- 

 raturen gebracht werden mufs, so würde das Manome- 

 ter unaufhörlich geschwankt haben. Man hätte ihn um 

 vieles verkürzen müssen, und dann wäre er nicht genau 

 gewesen. 



Um diesen Unbequemlichkeiten abzuhelfen, brach- 

 ten wir das Manometer für sich in einen zweiten Glas- 

 cylinder *), welcher vertikal stand, und durch eine ge- 



*) Das in den vertikalen Cylinder eingeslchossene Manometer be- 

 stand aus drei Stücken von sehr verschiedenem Durchmesser, 

 so dafs, selbst bei sehr hohen Drucken, die folgweisen Atmo- 

 sphären um mehrere Grade von einander abwichen. So z. B." 

 war der Abstand der beiden Punkte, die auf der Skale den 

 Atmosphären 18 und 24 entsprachen, in 204 Theile getheilt, 

 von denen jeder gröfser als 2 Millimeter war, also noch leich- 

 ter den vierten Theil erkennen liefs. 



