57 



krümmte Röhre von Eisen mit dem ersten Cylinder ver- 

 bunden war (Taf. IL Fig. 2.). 



Dadurch verpflanzte sich der Druck auf das im ver-~ 

 tikalen Cylinder enthaltene Wasser und auf das den 

 unteren Theil desselben einnehmende Quecksilber, auf 

 dessen Oberfläche unser Manometer ruhte. Wenn man 

 sich aber darauf beschränkt hätte, nur die Anzeigen des 

 letzteren zu beobachten, so würde der beobachtete Druck 

 keinesweges dem, welchen die Flüssigkeit im Piezometer 

 erlitt, entsprochen haben, weil das Haarröhrchen dieses 

 Piezometers nud die Oberfläche des Quecksilbers, wel- 

 ches den vertikalen Cylinder theilweise füllte, nicht im 

 Niveau standen. Zwar hätte man dieses durch eine ge- 

 naue Messung der Niveaudifferenz in Rechnung nehmen 

 können; allein da diese Beobachtung selbst einigen Feh- 

 lern unterworfen war, so zogen wir es vor, die Höhe des 

 Quecksilbers, welche für die im Piezometer enthaltene 

 Flüssigkeit einen Druckanwuchs -von einer bestimmten 

 Anzahl von Atmosphären entsprach, durch einen directen 

 Versuch zu bestimmen. 



Zu diesem Behufe brachten wir zur Seite dieses Pie- 

 zometers in dem horizontalen Cylinder ein anderes Ma- 

 nometer an, welches aus drei aneinander gelötheten, ge- 

 krümmten Röhren bestand, so dafs seine ganze Länge 

 ungefähr 3 Meter betrug. Ueberdiefs war die letzte die- 

 ser Pxöhren nur halb so grofs im Durchmesser, wie die 

 andern, so dafs ihr Inhalt nur ein Achtel des ganzen 

 Volumens betrug. Nachdem diefs Manometer mit äufser- 

 ster Sorgfalt in proportionale Theile getheilt war, ge- 

 brauchten wir es zur Graduirung des vertikalen Mano- 

 meters. Da sich nun das Piezometer in derselben Lage 

 mit der graduirten Röhre befand, so folgte, dafs, nach 

 Pieduclion des vertikalen Manometers auf dieselben Punkte, 

 die Zahl der Atmosphären, durch welche die Flüssigkeit 

 im Piezometer zusammengedrückt wurde, bekannt seyn 

 mufste. Diese directe Messung der Atmosphären hatte 



