63 



meterstande mehr als ein Fünfundzwanzigstel seines Vo- 

 lumens an atmosphärischer Luft auflösen kann, so war 

 es wichtig zu wissen, welchen Einflufs diefs auf seine 

 Zusammendrückbarkeit habe. Auch war diese Untersu- 

 chung zur Berechnung der Geschwindigkeit des Schalls 



im Wasser nöthig. 



Zu dieser Untersuchung mufste man 



das Piezometer, ohne es luftleer zu machen, mit Was- 

 ser füllen, und die Temperatur desselben nicht erhöhen, 

 aber doch die an den Wänden des Piezometers haftende 

 Luft entfernen. Diefs gelang uns auf folgende Weise. 



Wir sagten, dafs der Behälter unsers Piezometers 

 in eine feine Spitze ausgezogen war. Wahrend diese 

 Spitze offen war, tauchte man das Piezometer in Was- 

 ser, worauf es durch die Spitze eindrang. Anfangs liefs 

 man nur eine kleine Menge Wasser hinein, und kochte 

 es darin, um alle Luft von den Wänden zu vertreiben. 

 Hierauf schüttele man diefs Wasser aus, und tauchte 

 das Piezometer abermals in das von Luft nicht befreite 

 Wasser. Dadurch füllte sich das Instrument, ohne dafs 

 das Wasser etwas von seiner Luft verloren hatte. Nach- 

 dem nun die offne Spitze des Behälters über der Lampe 

 zugeschmolzen war, reichte die Wärme der Hand hin, 

 um die noch etwa darin gebliebenen Luftblasen auszu- 

 treiben. 



Zusammenziehung des von Luft nicht befreiten Was» 

 sers bei 0°. 







Unters 



chiede 



Zusammen- 



Atmo- 



Grade der 





in der Zu- 



ziehung für 



sphären. 



Skale. 



im Druck. 



sammenzie- 

 hung. 



eine Atmo- 

 sphäre. 



1 



6754 









3 



653 



2 



22^ 



11! 



4 



642! 



1 



lOf 



lOf 



6 



6214 



2 



20| 



10| 



8 



599 



2 



224 



lli 



12 



555 



4 



44 



11 



18 



489^ 



6 



654 



10 



24 



423 



6 



664 



11 T V 



