338 



Durch den von Herrn Repsold in Hamburg, mit 

 meisterhafter Vollendung ausgeführten Apparat, sind beide 

 Schwierigkeiten gänzlich beseitigt worden. Es wird da- 

 durch nicht die Schwingungszeit und Länge eines Pen- 

 dels gemessen, sondern es werden die Schwingungszeiten 

 zweier Pendel beobachtet, deren Länge genau um die 

 ganze Länge der Toise du Perou verschieden gemacht 

 werden. Dieses geschieht dadurch, dafs der Anfangspunkt 

 des kürzeren Pendels durch Auflegung eines Rahmens, 

 von welchem es herabhängt, auf einen festen Punkt am 

 Apparate, bestimmt wird; der des Längeren durch Auf- 

 legung desselben Rahmens auf das obere Ende der, mit 

 dem unteren auf jenen festen Punkt gestellten Toise. 

 Damit dieses mit Sicherheit geschehen könne, und der 

 Höhenunterschied beider Anfangspunkte wirklich der Toise 

 genau gleich sey, ist der Apparat mit dazu dienlicher Ein- 

 richtung versehen. Die Höhenunterschiede der Kugel an 

 beiden Pendeln werden durch eine mikrometrische Ein- 

 richtung gemessen, welche mit einem Eühlhebel versehen 

 ist, der über die kleinsten Theile einer Linie sicher ent- 

 scheidet. 



Da dadurch, dafs man den \JÄw^wunter schied zweier 

 Pendel, und nicht die Länge eines einzelnen, zur Ablei- 

 tung der Resultate benutzt, der Mittelpunkt der Bewe- 

 gung jedes derselben ganz aus der Rechnung geht, so ist 

 es gleichgültig, welche Aufhängungsart der Pendel man 

 wählt: man kann die Schneide anwenden, oder das obere 

 Ende des Fadens in einer Klemme festklemmen, oder 

 was man sonst für bequem hält. Die Bedingung, welche 

 streng erfüllt werden mufs, ist nur, dafs die Aufhängung 

 beider Pendel vollkommen gleich ist. — Ursprünglich ist 

 der Apparat so eingerichtet, dafs der Faden des Pendels 

 an der Oberfläche eines horizontalen Cylindcrs von Stahl 

 von 1 Lin. Durchmesser anliegt, und an dieselbe durch 

 das Gewicht der Kugel angedrückt wird, während er an. 

 einem höheren Punkte befestigt ist; bei der Bewegung 



