1911] HYPSOMETRET SOM LUFTTRYKSMAALER 



idet Termometrene stadig dreiedes rundt (40 halve Gange). Der- 

 ved blev mulig tilstedeværende Kviksølv i Ampullen drevet ind 

 i Røret. Derefter blev begge Hypsometre hængende i Kautschuk- 

 pladen sat ind i det tørre Apparat, og dette opvarmedes tørt med 

 Lampen under. Naar Kviksølvtraaden havde naaet Ampullen og 

 tildels fyldt denne, slukkedes Lampen, og Termometrene afkjoledes 

 langsomt, indtil Kviksølvet stod i den over Beholderen (Kuglen) 

 værende nedre Ampulle. Termometrene blev da stødt mod 

 Underlag og bankedes paa Hovedet for med Sikkerhed at faa 

 alt Kviksølvet samlet uden Mellemrum. Saa sattes de ind i 

 det egentlige Kogeapparat. Dette var imidlertid i Forveien renset 

 i Bunden med Sandpapir og paafyldt Vand, Lampen fyldt med 

 Spiritus og Vægen reguleret til 7 mm. Høide og tændt. Naar 

 denne Tænding gjordes samtidig med Tændingen af den anden 

 Lampe, tog Opvarmingen af Våndet saa lang Tid, at Kogningen 

 først begyndte, efterat de rensede Termometre var sat ind i Koge- 

 apparatet. Eiter denne Metode var der ingen Ulemper ved Kog- 

 ningen hidrørende fra urene Kalibre, Kviksølvdraaber i Ampullen 

 eller Kviksølvstrenge staaende i Røret over Kautschukpladen. 

 Efterat Termometrene under fuld Dampud vikling var akkommo- 

 derede, kunde jeg strax se af Forskjellen mellem de to Termo- 

 metres Udvisende, om alt var i Orden. 



I 1911 blev Termometrene renset paa denne Maade for hver 

 eneste Observation. 



For at faa Hypsometrenes Korrektioner til Normal (Luft)- 

 termometret bestemt blev samtidige Observationer gjort med 

 dem og Normalbarometret i Kristiania i Juni og i August og 

 med dem og Reisebarometer Wild-Fuess 361 paa Stationerne 

 Finse og Bergen. Reisebarometrets Korrektion til Normalbaro- 

 meter blev fundet af Observationer i Kristiania i Juni og i 

 August. Normalbarometret blev oftere renset i den nedre Arm. 



Den første Observationsrække paa Finse blev gjort med 

 Indstilling af Nonieskalaen paa et nedre og et øvre Niveau, da 

 Kviksølvtoppen ikke rakte saa høit, at øvre Niveau kunde ind- 

 stilles (skjult af Røret), naar nedre Niveau stilledes paa den faste 

 Index. Den anden Række blev tåget med sædvanlig Indstilling 



