1911] HYPSOMETRET SOM LUFTTRYKSMAALER 9 



Hypsometret maaler Lufttrykket lidt nøiagtigere end Baro- 

 metret. 



Med 2 Hypsometre skulde Middel af deres Observationer 

 have en Middelfeil af 0°.00148 : 2 eller 0°.00074 eller 0.019 mm. 



Tåges, for hver Gruppe, Middeltal af de for c 10 o beregnede 

 Korrektioner (K) og de enkelte Observationers Afvigelse fra dette 

 Middel, faaes den midlere Afvigelse (M. F.) — i tusendels Grad: 







Hypsom. 729. 





Hypsom. 730. 









K. 



M. F. 





K. 



M.F. Ar 



ital Obs. 



Finse I 





— 5.44 



+ 0.83 



+ 



10.71 



+ 1.19 



7 



„ II 





- 3.84 



+ 1.71 



+ 



9.39 



± 1.89' 



8 



Kristiania 



I 



— 5.18 



+ 1.44 



+ 



9.39 



+ 1.44 



17 



?5 



II 



- 4.61 



+ 2.00 



+ 



9.04 



+ 1.56 



10 



Bergen 





— 4.72 



+ 1.09 



+ 



10.87 



+ 0.74 



9 



Midd. (Sum) — 4.76 ± 1.45 + 9.77 ± 1.38 51 



Den ovenfor (S. 8) ved direkte Sammenstilling af de obser- 

 verede og beregnede Værdier gav Middelafvigelserne 



+ 1.45 ± 1.65 



For Hypsometer 729 samme Værdi, for Hypsometer 730 en 

 0.27 større Værdi. Praktisk tåget er der ingen væsentlig For- 

 skjel, som kunde tyde paa lokale Forstyrrelser paa de enkelte 

 Stationer eller ved de enkelte Observationsgrupper. Som saa- 

 danne kunde tænkes Ændringer ved Barometrene fra Sted til 

 Sted eller Tid til Tid. 



Termometrene har været rensede før hver Observation. Med 

 Hensyn til Barometrene, har Erfaring vist, at det er hensigts- 

 mæssigt at rense dem, det vil sige den korte Arm, af og til. I 

 Tidens Løb blir Rørets indre og Kviksølvet urent ved Oxydation 

 og Kviksølvkuppens Høide forandret (forhøiet). Barometret maa 

 da renses. Dette gjøres ved at vende Barometret og tomme 

 Kviksølvet af den korte Arm, gjøre dennes Indre rent med en 

 ren Tøivisker og fylde Armen med renset Kviksølv. Saadant 

 har jeg altid havt, idet Prof. Torup velvillig har ladet brugt 

 urent Kviksølv rense ved gjentagen Destillation. 



