!<• K. Lerp, 



zwei kleine Magnete (m und m') aus Uhrfederstahl (0,5 cm lang) so an- 

 gekittet, dafs sie symmetrisch zueinander und senkrecht zur Längsrichtung 

 des Zylinders standen. Derselbe trug aul'serdem noch einen kleinen Spiegel S, 

 der so befestigt war, dal's die Achsen der beiden Magnete auf seiner Fläche 

 senkrecht standen. Durch Visieren aus einiger Entfernung konnte das mit 

 Hilfe der Spiegelung leicht erreicht werden. Der Zylinder hing an einem 

 Quarzfaden, und dieser war wieder an einem durch den Kork K gehenden 

 oben umgebogenen Messingdraht befestigt. Mit Hilfe desselben konnte der 

 Magnet leicht orientiert werden. Dieser ganze Apparat wurde in ein Glas- 

 rohr von 7 cm Länge eingelassen. Dasselbe war gerade dem Spiegel 

 gegenüber mit einem Fenster versehen und zur besseren Dämpfung ganz 

 mit Wasser gefüllt. Das so hergestellte Magnetometer wurde auf einer 

 durch den Spulenspalt gehenden Holzleiste h befestigt und konnte durch 

 Verschiebung derselben in die richtige Lage gebracht werden. Der Rahmen d 

 (Fig. 1 u. 2) wurde während der Feldmessung entfernt. 



§ 2. Feldmessung-. 



Bei Bestimmung der relativen Feldstärke aus dem Ausschlag des 

 Magnetometers, welche Methode S. Simon benutzte, kann die wechselnde 

 Magnetisierung des Magneten bei verschieden starken Spulenströmen von 

 erheblichem Einfiufs sein, wie es tatsächlich von A. Becker 1 ) festgestellt 

 worden ist. Deshalb wurde die Ausmessung des magnetischen Feldes nach 

 einem anderen Prinzip vorgenommen: Parallel den beiden Spulen und 

 möglichst symmetrisch zu denselben wurde in einer Entfernung von etwa 

 1 m die grofse Induktionsspule des alten Weberschen Erdinduktors auf- 

 gestellt und mit Hilfe derselben das Magnetfeld jener kompensiert. Die 

 Messung der beiden, Akkumulatoren -Batterien entnommenen Ströme der 

 Apparatspulen und der Weberschen Spule erfolgte durch zwei Präzisions- 

 Amperemeter (von Siemens & Halske), welche zuvor mit dem Kompensations- 

 apparat geeicht worden waren. Die Einstellung des Magneten in den Mittel- 



!) A. Becker, Ann. 17, p. 393, 1908. 



