Untersuchung der Fehlerquellen in den älteren Bestimmungen usw. 11 



punkt der gemeinsamen Spulenachse, auf den die Feldstärken aller übrigen 

 Punkte relativ bezogen werden, erfolgte durch Verschieben des Schlittens 

 mit Hilfe von Marken, welche diametral gegenüberliegend in gleicher Ent- 

 fernung vom Mittelpunkt angebracht waren. Um die Längsachse des Magneten 

 möglichst senkrecht zu den Kraftlinien zu stellen, wurde das Spiegelbild 

 durch ein senkrecht zu den Spulen gestelltes Fernrohr mit Skala beobachtet. 

 Kleine Drehungen des Magneten aus dieser Lage hatten keinen Einflufs 

 auf die Resultate, wie Kontroll versuche erkennen liefsen. 



Bei den Messungen selbst blieben Magnet und Induktor -Spule be- 

 ständig an derselben Stelle; die Apparatspulen dagegen .wurden von 5 zu 

 5 mm verschoben und die beiden Ströme dabei so reguliert, dafs der Magnet 

 keine Drehung erfuhr. Irgend welche Änderung in der Magnetisierung des 

 Magneten macht bei dieser Anordnung gar nichts aus; es kommt nur darauf 

 an, dafs die Empfindlichkeit hinreichend grofs bleibt. Der Strom in der 

 Weberschen Spule wurde nach Möglichkeit konstant gehalten (4, 1 und 

 0,4 Amp.). Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, dafs die Strom- 

 zuleitungen durch Doppelschnur erfolgten und alle Eisenteile aus der Nähe 

 entfernt waren, um störende magnetische Einflüsse zu vermeiden. 



Aus den an jeder Stelle gemessenen Strömen der Kompensations- 

 spule (Jj) und der Apparatspulen (J t ) kann man die relativen Werte der 

 Feldstärke IL in Entfernungen von 5 zu 5 mm berechnen. Setzt man 

 nämlich die Feldstärke im Mittelpunkt = 100, die in dieser Stellung ge- 

 fundenen Stromstärken = Ji° resp. J 2 °, so wird 



H 



J 2 ° 





J\ 





• 100 • 



1 



~h 





' J? 



In welcher Weise die Beobachtungen erfolgten, mag aus der folgenden 

 Tabelle (Ia) ersehen werden, welche eine Messungsreihe von — 9 bis +9 cm 

 (vom Spulenmittelpunkt aus gerechnet) enthält. 



2* 



